ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 37 
мѣшалка вращалась такъ, чтобы теплая вода опускалась по стѣнкамъ сосуда, а затѣмъ 
перемѣшиваясь поднималась въ перегородкѣ. Когда достигнута была желаемая темпера¬ 
тура, закрывались опять краны вв и начиналось сличеніе термометровъ. Отсчеты произво¬ 
дились такимъ образомъ при медленно понижавшейся температурѣ, когда она превышала 
комнатную температуру. 
При сличеніи термометровъ съ нормальнымъ термометромъ, въ прежнее время наблю¬ 
датель каждый разъ передъ отсчетами перемѣшивалъ воду, чтобы возстановить во всѣхъ 
ея слояхъ одну и ту же температуру. Прекративъ перемѣшиваніе, онъ отсчитывалъ весь 
рядъ термометровъ, начиная съ нормальнаго, возмоліно скоро, чтобы температура не измѣ¬ 
нилась болѣе чѣмъ на 0°01, въ чемъ онъ могъ удостовѣриться, отсчитавъ въ концѣ еще 
разъ нормальный термометръ. Весь рядъ термометровъ отсчитывался при каждой темпера¬ 
турѣ сличенія не менѣе 4 разъ. 
Этотъ способъ сличенія съ 1892 г. замѣненъ тѣмъ, что термометры въ описанномъ 
приборѣ отсчитывались при безпрерывномъ перемѣшиваніи воды, и весь рядъ термометровъ 
поочередно туда и обратно, съ тою цѣлью, чтобы среднюю температуру каждаго термометра 
приводить къ одному и тому же моменту времени. 
Между тѣмъ, какъ при повѣркѣ обыкновенныхъ термометровъ послѣ нагрѣванія 
воды до желаемой температуры краны вв закрывались, при отсчетахъ метеорологическихъ 
максимальныхъ термометровъ около 20°, 30° и 40° краны вв оставались открытыми, чтобы 
температура воды въ сосудѣ Ä постоянно повышалась. Мѣшалка при этомъ все время нахо¬ 
дилась въ дѣйствіи. 
Ввиду того, что трудно было въ описанномъ приборѣ равномѣрно и медленно повы¬ 
шать температуру, построенъ въ 1892 г. для повѣрки максимальныхъ термометровъ осо¬ 
бый приборъ, состоящій изъ двухъ цилиндрическихъ металлическихъ сосудовъ, вставлен¬ 
ныхъ одинъ въ другой и не сообщающихся между собою. Внутренній сосудъ, дно котораго 
находится на 8 см. надъ дномъ внѣшняго сосуда, и пространство между обоими сосудами 
наполнялось водою. Во внутреннемъ сосудѣ, снабженномъ мѣшалкою особаго устройства, 
помѣщались термометры. Температура воды во внѣшнемъ сосудѣ удерживалась при отсче¬ 
тахъ помощью газовой горѣлки, поставленной подъ него, нѣсколько выше температуры 
воды во внутреннемъ сосудѣ. 
Описанный выше приборъ употребляется въ настоящее время только для повѣрки 
медицинскихъ максимальныхъ термометровъ. Такъ какъ они должны быть максимальные и 
въ вертикальномъ положеніи, между тѣмъ какъ отъ метеорологическихъ максимальныхъ 
термометровъ этого не требуется, первые можно провѣрять въ вертикальномъ положеніи и 
при непостоянномъ нагрѣвапіи водяной ванны, опредѣляя ея максимальныя температуры. 
Этотъ способъ позволяетъ провѣрять совмѣстно большое число термометровъ. Прежняя 
крышка сосуда Ä для 12 термометровъ замѣнена поэтому крышкою для 30 термометровъ. 
Повѣрка медицинскихъ максимальныхъ термометровъ производится въ этомъ приборѣ слѣ¬ 
дующимъ образомъ : открывъ отчасти краны вв, медленно повышаютъ температуру, вращая 
