40 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
ваетъ сперва нормальный термометръ, затѣмъ провѣряемые термометры, подводя ихъ, 
одинъ за другимъ, при помощи рукоятки W, къ окну, передъ которымъ онъ сидитъ. Отсчи¬ 
тавъ послѣдній изъ нихъ, онъ опять быстро перемѣшиваетъ воду и, прекративъ перемѣши¬ 
ваніе, отсчитываетъ термометры въ обратномъ порядкѣ. При каждой температурѣ сличенія 
производится 10 рядовъ отсчетовъ. 
10. Приборы и способы для повѣрки термометровъ при температурахъ ниже 0°. 
Повѣрка термометровъ при температурахъ ниже 0° въ первое время производилась 
лишь случайно, зимою, при сильныхъ морозахъ, въ холодномъ помѣщеніи. Съ 1877 г. тер¬ 
мометры провѣрялись какъ зимою, такъ и лѣтомъ, въ охладительной смѣси снѣга или мелко 
наскобленнаго льда съ поваренною солью, дающей температуру около —21°25. Кромѣ 
того, термометры провѣрялись при — 10 °, сначала въ алкоголѣ, охлажденномъ при помощи 
этой смѣси, а затѣмъ въ водѣ, перемѣшанной съ нею. Въ 1890 и 1891 гг. термометры, 
преимущественно минимальные, провѣрялись также при температурахъ между—35° и 
— 30° въ растаявшей смѣси наскобленнаго льда съ толченными кристаллами хлористаго 
кальція. Въ концѣ 1891 г. былъ пріобрѣтенъ приборъ, изготовленный Дюкрете (Ducretet) 
въ Парижѣ, для повѣрки термометровъ въ алкоголѣ до — 60°, при помощи жидкой угле¬ 
кислоты. Этотъ приборъ замѣненъ въ Февралѣ 1898 г. болѣе совершеннымъ приборомъ, 
изготовленнымъ по плану В. К. Гуна въ механической мастерской Николаевской Главной 
Физической Обсерваторіи. 
Для повѣрки термометровъ при —21°25 берутъ на 1 часть мелко истолченной пова¬ 
ренной соли отъ 2 до 3 частей мелко наскобленнаго льда; при смѣшиваніи обращаютъ вни¬ 
маніе на то, чтобы въ смѣсь не попали куски льда или соли. Вмѣсто льда зимою берутъ 
также снѣгъ. Соль со льдомъ смѣшиваютъ всегда маленькими порціями въ деревянной 
посудѣ и постепенно наполняютъ ею деревянный цилиндрическій сосудъ, емкостью около 
10 куб. децим.; этотъ сосудъ имѣетъ двойное дно съ отверстіями, чтобы растворъ соли 
могъ стекать. Сосудъ, помѣщенный въ другой деревянный сосудъ, окружаютъ той же 
смѣсью. Температура составленной такимъ образомъ охладительной смѣси оказывается во 
всѣхъ слояхъ одна и та же, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ ± 0 ° 02 , и держится доста¬ 
точно постоянною; когда она начинаетъ замѣтно повышаться, смѣсь уже считаютъ негод¬ 
ною для дальнѣйшей повѣрки термометровъ. Однако, составленная въ различное время 
смѣсь даетъ различную температуру въ довольно широкихъ предѣлахъ. Изъ 400, при¬ 
близительно, случаевъ составленія смѣси, въ теченіе болѣе 20 лѣтъ, нормальный ртутный 
термометръ показалъ постоянную температуру смѣси: 
— 21°15 до —21°19 въ 86 случаяхъ. 
— 21,20 » —21,24 » 176 » 
— 21,25 » —21,29 » 90 » 
