46 І. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
углекислоту, и, наконецъ, рукоятка В для перемѣшиванія алкоголя въ приборѣ и для того, 
чтобы ПОДВОДИТЬ термометры для отсчетовъ одинъ за другимъ къ окну. 
Въ описанномъ только что приборѣ сравнены въ мартѣ 1898 г., въ мартѣ и маѣ 
1900 г. и въ Февралѣ и мартѣ 1901 г. нормальные термометры Главной Физической Обсер¬ 
ваторіи съ главными нормальными термометрами. Въ немъ производится съ марта 1898 г, 
повѣрка метеорологическихъ ртутныхъ термометровъ при —30° и спиртовыхъ термомет¬ 
ровъ при —30°, —40°, —50° и —60°. Приборъ оказался весьма пригоднымъ для повѣрки 
термометровъ, какъ это показали также сравненія нормальныхъ термометровъ (см, таблицы 
IV—IX). Температура въ немъ держится достаточно хорошо; такъ, нанр., 9 марта 1901 г. 
(см. таблицу VIII) при —30° температура повысилась въ одномъ случаѣ въ 13 минутъ на 
0°04, въ другомъ случаѣ въ 10 минутъ на 0°22, при чемъ углекислота больше не пропус¬ 
калась черезъ приборъ. Температура воздуха въ помѣщеніи была при этомъ около — 5°. 
Повышеніе было бы еще меньше, если бы алкоголь въ приборѣ не перемѣшивался послѣ 
каждаго отсчета; при обыкновенной же повѣркѣ термометровъ алкоголь перемѣшивается 
послѣ каждой серіи отсчетовъ. Перемѣшиваніе алкоголя послѣ каждаго отсчета при сравне¬ 
ніяхъ въ мартѣ 1901 г. имѣло цѣлью устранить образованіе слоевъ и теченій въ алкоголѣ, 
что было важно въ виду того, что сравниваемые термометры имѣли различную длину и ихъ 
резервуары находились на различныхъ глубинахъ. 
Замѣтимъ, наконецъ, что повѣрка термометровъ при низкихъ температурахъ произво¬ 
дится въ этомъ приборѣ только въ холодное время года, въ виду большого расхода жидкой 
углекислоты при высокой температурѣ воздуха въ помѣщеніи, съ другой стороны потому 
что при высокой влажности окна прибора сильно потѣютъ, вслѣдствіе чего отсчеты дѣ¬ 
лаются невозможными. 
11. Главные нормальные термометры Главной Физической Обсерваторіи для температуръ 
выше 0°: Tonnelot № 4494 и № 4495. 
Подъ главными нормальными термометрами обсерваторіи подразумѣваемъ: 1) тѣ тер¬ 
мометры, которые всесторонне изслѣдованы въ Международномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ и 
непосредственно сравнены съ водороднымъ термометромъ или съ термометромъ—эталономъ 
Международнаго Бюро и 2) тѣ ртутные термометры, къ которымъ до введенія междуна¬ 
родной термометрической шкалы приводились провѣренные въ Главной Физической Обсер¬ 
ваторіи термометры. 
Въ Главной Физической Обсерваторіи имѣется въ настоящее время четыре главныхъ 
нормальныхъ термометра, изслѣдованныхъ въ Международномъ Бюро: три ртутныхъ и 
одинъ толуоловый. Изъ нихъ два ртутные термометра Tonnelot Ѵя 4494 и № 4495 слу- 
