ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВК. ФИЗИЧЕОК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 47 
жатъ ДЛЯ температуръ выше 0°, а третій ртутный Tounelot №11167 и толуолевый тер¬ 
мометръ Tonnelot № 4932—для температуръ ниже 0°. 
Главные нормальные термометры JV» 4494 и № 4495, изготовленные Тонло въ Па¬ 
рижѣ, были пріобрѣтены директоромъ Вильдомъ для Главной Физической Обсерваторіи 
въ С.-Петербургѣ и переданы 9 Февраля 1886 года въ Международное Бюро Мѣръ и 
Вѣсовъ (Bureau international des poids et mesures. — Pavillon de Breteuil, Sèvres) для 
полнаго ихъ изслѣдованія. 
Послѣ изслѣдованія термометры были обратно посланы Тонло д-ія упаковки и пере¬ 
дачи ихъ затѣмъ въ Россійское Посольство въ Парижѣ, куда 19 мая 1886 г., были посланы 
директоромъ Бюро Брошъ (Вгосіі) сертификаты термометровъ вмѣстѣ съ письмомъ, из¬ 
вѣщавшимъ, что въ Посольство должны быть доставлены г. Тонло два термометра—эталона, 
принадлежащіе Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургѣ. 
Термометры, сертификаты и копія письма были отправлены 21 мая Посольствомъ изъ 
Парижа въ С.-Петербургъ, въ Департаментъ Внутреннихъ Сношеній, съ просьбою пере¬ 
слать ихъ въ Физическую Обсерваторію. 
Термометръ № 4494 изготовленъ изъ твердаго стекла (verre dur). Шкала нанесена 
на прозрачной трубкѣ его; она раздѣлена на 0°1 и идетъ отъ — 5°1 до -і-103°0. 
Его размѣры слѣдующіе: 
Разстояніе середины резервуара отъ нуля шкалы = 60,0 мм. 
» » » отъ точки 100 = 640,3 мм. 
Длина градуса.= 5,803 мм. 
Подробности о калиброваніи этого термометра, объ опредѣленіяхъ коэффиціентовъ 
внѣшняго и внутренняго давленій и основной разности сообщены въ предыдущихъ главахъ 
(на стр. 23, 25, 27 и 29). Поправки калибра его слѣдующія: 
Термометръ Tonnelot № 4494. 
Поправки калибра. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
— 2° 
—0,0024 
10° 
—0,0033 
22° 
—0,0558 
0 
0,0000 
12 
—0,0084 
24 
—0,0652 
2 
—0,0038 
14 
—0,0126 
26 
—0,0701 
4 
—0,0086 
16 
—0,0147 
28 
—0,0826 
6 
—0,0130 
18 
—0,0265 
30 
—0,1026 
8 
—0,0096 
20 
—0,0431 
32 
—0,1217 
