48 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
340 
—0,1401 
58° 
-+-0,0903 
820 
—0,0909 
36 
—0,1668 
60 
-»-0,0793 
84 
—0,0956 
38 
—0,1771 
62 
-»-0,0551 
86 
—0,0962 
40 
—0,1633 
64 
-»-0,0373 
88 
—0,0903 
42 
—0,1274 
66 
-»-0,0151 
90 
—0,0821 
44 
—0,0824 
68 
—0,0069 
92 
—0,0709 
46 
—0,0350 
70 
—0,0295 
94 
—0,0620 
48 
-+-0,0168 
72 
—0,0424 
96 
—0,0447 
50 
-+-0,0652 
74 
—0,0585 
98 
—0,0213 
52 
-+-0,0947 
76 
—0,0658 
100 
0,0000 
54 
-»-0,0977 
78 
—0,0807 
102 
-»-0,0159 
56 
4-0,0948 
80 
—0,0870 
На основаніи этой таблицы составлена посредствомъ графической интерполяціи и 
приложена къ сертификату другая таблица, содержащая поправки калибра для каждой 
десятой градуса. 
По коэффиціенту внѣшняго давленія 
0°0001161 
вычислены поправки для давленій отъ 720 мм. до 809 мм., для каждаго миллиметра. По¬ 
слѣднія приведены въ слѣдующей таблицѣ: 
Термометръ Tonnelot № 4494. 
Поправки внѣшняго давленія. 
ММ. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
О 
О 
0 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
720 
-+-0,0046 
-+-0,0045 
-»-0,0044 
-+-0,0043 
-+-0,0042 
-1-0,0041 
-+-0,0039 
-+-0,0038 
-»-0,0037 
-»-0,0036 
730 
-♦-0,0035 
-»-0,0034 
-»-0,0033 
-»-0,0031 
-+-0,0030 
-+-0,0029 
-»-0,0028 
-»-0,0027 
-»-0,0026 
-+-0,0024 
740 
-»-0,0023 
-»-0,0022 
-»-0,0021 
-»-0,0020 
-+-0,0019 
-»-0,0017 
-+-0,0016 
-+-0,0015 
-♦-0,0014 
-+-0,0013 
750 
-»-0,0012 
-»-0,0010 
-+-0,0009 
-»-0,0008 
-»-0,0007 
-+-0,0006 
-+-0,0005 
-+-0,0003 
-»-0,0002 
-»-0,0001 
760 
0,0000 
—0,0001 
—0,0002 
— 0,0003 
—0,0005 
—0,0006 
—0,0007 
—0,0008 
— 0,0009 
—0,0010 
770 
—0,0012 
—0,0013 
—0,0014 
—0,0015 
—0,0016 
—0,0017 
—0,0019 
—0,0020 
—0,0021 
—0,0022 
780 
—0,0023 
—0,0024 
— 0,0026 
—0,0027 
—0,0028 
—0,0029 
—0,0030 
—0,0031 
—0,0033 
—0,0034 
790 
—0,0035 
—0,0036 
—0,0037 
—0,0038 
—0,0039 
—0,0041 
-0,0042 
—0,0043 
—0,0044 
—0,0045 
800 
—0,0046 
—0,0048 
— 0,0049 
—0,0050 
—0,0051 
—0,0052 
—0,0053 
—0,0055 
—0,0056 
—0,0057 
