50 I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Термометръ Ля 4495 изготовленъ, какъ и термометръ Ля 4494, изъ твердаго стекла 
(verre dur), шкала его раздѣлена на 0°1 и простирается отъ — 5°2 до 103°3. 
Его размѣры слѣдуюіціе: 
Разстояніе середины резервуара отъ нуля шкалы = 62,0 мм. 
» » » » точки 100 =639,3 мм. 
Длина градуса.. 5Д73 мм. 
Подробности о калиброваніи этого термометра, объ опредѣленіяхъ коэффиціентовъ 
внѣшняго и внутренняго давленій и основной разности сообш,ены въ предыдущихъ главахъ. 
Поправки калибра его слѣдующія: 
Термометръ Tonnelot № 4495. 
Поправки калибра. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
— 2° 
-+Ч),0276 
34Э 
—0,1033 
70° 
—0,1681 
0 
0,0000 
36 
—0,1036 
72 
—0,1686 
2 
—0,0262 
38 
—0,1111 
74 
—0,1687 
4 
—0,0503 
40 
—0,1136 
76 
—0,1699 
6 
—0,0634 
42 
—0,1174 
78 
—0,1701 
8 
—0,0760 
44 
—0,1280 
80 
—0,1562 
10 
—0,0885 
46 
—0,1323 
82 
—0,1425 
12 
—0,1007 
48 
—0,1334 
84 
—0,1263 
14 
—0,1091 
50 
—0,1277 
86 
—0,1090 
16 
—0,1155 
52 
—0,1216 
88 
—0,0901 
18 
—0,1245 
54 
—0,1176 
90 
—0,0711 
20 
—0,1273 
56 
—0,1243 
92 
—0,0503 
22 
—0,1147 
58 
—0,1335 
94 
—0,0320 
24 
—0,1056 
60 
—0,1424 
96 
—0,0156 
26 
—0,1112 
62 
-0,1507 
98 
—0,0054 
28 
—0,1110 
64 
—0,1542 
100 
0,0000 
30 
—0,1021 
66 
—0,1598 
102 
—0,0034 
32 
—0,1023 
68 
—0,1652 
На основаніи этой таблицы составлена посредствомъ графической интерполяціи и при¬ 
ложена къ сертификату другая таблица, содернщщая поправки калибра для каждой десятой 
градуса. 
По коэффиціенту внѣшняго давленія 
ß^ = 0°0001190 
вычислены поправки для давленій отъ 720 мм. до 809 мм. для каждаго миллиметра. По¬ 
слѣднія приведены въ слѣдующей таблицѣ: 
