I, ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
52 
Термометръ Tonnelot № 4495. 
Поправки на основную разность. 
Дѣл. 
0 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
О 
0 
0 
О 
О 
0 
О 
о 
О 
0 
0 ° 
0,0000 
-♦- 0,0006 
-+- 0,0013 
- 1 - 0,0019 
-»- 0,0026 
-»- 0,0032 
-+- 0,0038 
-»- 0,0045 
-»- 0,0051 
-+- 0,0058 
10 
- ь 0,0064 
-+- 0,0070 
-»- 0,0077 
-»- 0,0083 
-+- 0,0090 
-»- 0,0096 
-+- 0,0102 
-»- 0,0109 
-»- 0,0115 
-+- 0,0122 
20 
-+- 0,0128 
-+- 0,0134 
-+- 0,0141 
- 1 - 0,0147 
-»- 0,0154 
-+- 0,0160 
-»- 0,0166 
-»- 0,0173 
-»- 0,0179 
-»- 0,0186 
30 
-»- 0,0192 
-»- 0,0198 
-+- 0,0205 
-+- 0,0211 
-»- 0,0218 
-»- 0,0224 
-»- 0,0230 
- 1 - 0,0237 
-»- 0,0243 
-»- 0,0250 
40 
-»- 0,0256 
-+- 0,0262 
-+- 0,0269 
-+- 0,0275 
-+- 0,0282 
-+- 0,0288 
-»- 0,0294 
-»- 0,0301 
-+- 0,0307 
-♦- 0,0314 
50 
- 1 - 0,0320 
-»- 0,0326 
-»- 0,0333 
-»- 0,0339 
-»- 0,0346 
-»- 0,0352 
-»- 0,0358 
-»- 0,0365 
-♦- 0,0371 
-+- 0,0378 
60 
”4"0j0384 
-»- 0,0390 
-»- 0,0397 
-»- 0,0403 
-»- 0,0410 
-»- 0,0410 
-»- 0,0422 
-»- 0,0429 
-+- 0,0435 
-»- 0,0442 
70 
- t - 0,0448 
-»- 0,0454 
-+- 0,0461 
- 1 - 0,0467 
-»- 0,0474 
-»- 0,0480 
-»- 0,0486 
-»- 0,0493 
-+- 0,0499 
-»- 0,0506 
80 
-♦- 0,0512 
-+- 0,0518 
-+- 0,0525 
-+- 0,0531 
-+- 0,0538 
-»- 0,0544 
-»- 0,0550 
-»- 0,0557 
-»- 0,0563 
-»- 0,0570 
90 
“ 4 - 0 j 05 / 6 
-+- 0,0582 
-+- 0,0589 
-»- 0,0595 
-+- 0,0602 
-+- 0,0008 
-+- 0,0614 
-»- 0,0621 
-»- 0,0627 
-+- 0,0634 
100 
-»- 0,0640 
-»- 0,0646 
-»- 0,0653 
-+- 0,0659 
-»- 0,0666 
— 
— 
— 
— 
— 
Оба термометра, какъ Tonnelot Лі! 4494, такъ и Tonnelot Л» 4495 сравнены 
др. Шанюи (Cliappnis), состоявшимъ при Международномъ Бюро ученымъ (savant 
attaché), первый съ термометромъ - эталономъ Международнаго Бюро Tonnelot № 4429, 
второй съ термометромъ-эталономъ Tonnelot Л?. 4431; эти термометры-эталоны служили 
для сравненій ртутныхъ термометровъ изъ твердаго стекла съ азотнымъ термометромъ, 
произведенныхъ въ 1886 году Шанюи. Сравненія между собою ртутныхъ термометровъ 
изъ твердаго стекла, произведенныя въ маѣ 1886 года, показали, что показанія ихъ тож- 
дествены въ предѣлахъ погрѣшностей наблюденій, и что поэтому можно примѣнять къ тер¬ 
мометрамъ К?. 4494 и № 4495 таблицу поправокъ относительно азотнаго термометра, полу¬ 
ченную Шапюи для термометровъ-эталоновъ Международнаго Бюро. Вѣроятная ошибка 
этой таблицы не превышаетъ ±: 0°002. 
Въ 1887 году тѣ же термометры-эталоны были сравнены Шапюи съ водороднымъ 
термометромъ. Полученныя для нихъ приведенія къ водородному термометру дѣйствительны 
и для термометровъ Ш 4494 и Xs 4495. 
Въ виду того, что водородъ изъ всѣхъ газовъ наиболѣе приближается къ совершен¬ 
ному состоянію, которое предполагается при опредѣленіи температуры путемъ расширенія 
газа, что водородный термометръ наиболѣе близокъ къ абсолютной термометрической 
шкалѣ и, наконецъ, въ виду того, что водородъ остается въ газообразномъ состояніи при 
болѣе низкихъ температурахъ, чѣмъ кислородъ и азотъ. Международный Комитетъ 
Мѣръ и Вѣсовъ постановилъ, въ своемъ засѣданіи 15 октября 1887 года, слѣдующую 
резолюцію: 
«Международный Комитетъ Мѣръ и Вѣсовъ принимаетъ за нормальную термометри¬ 
ческую шкалу для всѣхъ измѣреній и взвѣшиваній стоградусную шкалу водороднаго термо- 
