ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВЫ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 
57 
Поправки калибра нормальнаго термометра № 4 (Dr. Н, Geissler in Bonn). 
Шкала. 
Поправки. 
Шкала. 
Поправки. 
Шкала. 
Поправки. 
Шкала. 
Поправки. 
О 
О 
О 
О 
Оо 
0,000 
26° 
-*-0,032 
520 
-*-0,026 
78° 
-*-0,025 
2 
н-0,012 
28 
-*-0,029 
54 
-*-0,023 
80 
-+-0,020 
4 
-і-0,018 
30 
-*-0,026 
56 
-*-0,020 
82 
-*-0,012 
6 
-<-0,020 
32 
-*-0,026 
58 
-*-0,020 
84 
—0,001 
8 
-*-0,018 
34 
-*-0,028 
60 
-1-0,023 
86 
—0,006 
10 
-*-0,018 
36 
-*-0,032 
62 
-*-0,023 
88 
—0,004 
12 
-*-0,018 
38 
-*-0,038 
64 
-*-0,022 
90 
0,000 
14 
-*-0,019 
40 
-1-0,042 
66 
-*-0,023 
92 
-*-0,004 
16 
-*-0,022 
42 
-*-0,042 
68 
-*-0,026 
94 
-*-0,007 
18 
-*-0,026 
44 
-*-0,042 
70 
н-0,029 
96 
-*-0,008 
20 
-*-0,030 
46 
-*-0,039 
72 
-*-0,031 
98 
-*-0,006 
22 
-*-0,032 
48 
-1-0,035 
74 
-*-0,030 
100 
0,000 
24 
-*-0,033 
50 
-*-0,031 
76 
-*-0,028 
Въ 1876 и 1877 годахъ основная разность термометра .1\'н 4 была вновь опредѣлена 
Дораіідтомъ, при чемъ нулевая точка была взята тотчасъ іюс-іѣ 100°. Изъ четырехъ 
опредѣленій (см. стр. 23) было получено въ среднемъ 
Г=:0°99936. 
Приведенія разбитаго въ 1877 г. термометра № 4 къ водородному термометру могутъ 
быть опредѣлены посредствомъ нормальнаго термометра № 2 (Dr Н. Geissler in Bonn), 
точныя поправки котораго относительно Жя 4 извѣстны. Въ слѣдующей таблицѣ приведены 
полныя поправки термометра Лі; 2 относительно водороднаго термометра, полученныя и.зъ 
сравненій его съ главнымъ нормальнымъ термометромъ № 4495 и съ термометромъ № 313 
(см. главу 15); поправки отнесены къ пониженной пулевой точкѣ и дѣйствительны для вер¬ 
тикальнаго полоніенія термометра. Затѣмъ даны поправки па основную разность, соотвѣт¬ 
ствующія максимально пониженной нулевой точкѣ для 100° и вертикальному положенію 
термометра. Данныя въ таблицѣ приведенія термометра № 2 къ термометру Л'я 4 отнесены 
къ исправленнымъ показаніямъ послѣдняго, при чемъ взята также пониженная нулевая 
точка (см. ниже въ главѣ о нормальномъ термометрѣ № 2). 
Вычтя изъ полныхъ поправокъ термометра іѴя 2 относительно водороднаго термометра 
поправки на основную разность и приведенія его къ термометру іѴя 4, получимъ приведенія 
къ водородному термометру термометра Ля 4 и вообще всѣхъ термометровъ, изготовлен¬ 
ныхъ изъ одинаковаго съ нимъ сорта стекла. 
Зап. Физ .- Мат . Отд, 
8 
