58 
I. ШУКЕВПЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Шкал а. 
• 
№ 2 (II. Geissler in 
Bonn). 
Приведенія термом, изъ 
Тюрингенскаго стекла 
къ водородн. термом. 
Полныя 
попр. отн. 
водор. терм. 
Поправки 
на основн. 
разность. 
Приведенія 
къ JV» 4. 
Главн. 'І'из. 
Обсерват. 
Разные 
изслѣдова¬ 
тели 1). 
0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 
—0,04 
—0,01 
-ь0,02 
-0,05 
— 
10 
—0,08 
—0,01 
0,00 
—0,07 
—0,07 
15 
—0,12 
—0,02 
.—0,01 
—0,09 
— 
20 
—0,16 
—0,02 
1 
О 
'о 
—0,12 
—0,12 
25 
—0,19 
—0,03 
—0,02 
—0,14 
— 
30 
—0,21 
—0,03 
—0,03 
—0,15 
—0,145 
35 
—0,23 
—0,04 
—0,04 
—0,15 
— 
40 
—0,26 
—0,04 
—0,05 
—0,17 
—0,16 
Для сравненія даны въ послѣднемъ столбцѣ таблицы приведенія къ водородному тер¬ 
мометру, полученныя учеными въ «Pliysikalisch-Tecliuische Reichsansclialt» и другими 
изслѣдователями для термометровъ, изготовленныхъ изъ Тюрппгенскаго стекла и давшихъ 
максимальное пониженіе нулевой точки для 100° около 0°4, т. е. такое же пониженіе, 
какое слѣдуетъ предположить и для термометра № 4. Съ этими средними приведеніями 
согласуются весьма хорошо приведенія, найденныя въ Г. Ф. О. 
13. Главные нормальные термометры для температуръ ниже 0°: ртутный термометръ 
Tonnelot № 11167 и толуоловый термометръ Tonnelot № 4932. 
Главнымъ нормальнымъ термометромъ Г. Ф, О. для температуръ ниже 0°»до темпе¬ 
ратуръ вблизи точки замерзанія ртути считается въ настояш.ее время единственно ртутный 
термометръ Tonnelot № 11167. При болѣе низкихъ температурахъ служитъ для опредѣле¬ 
нія поправокъ спиртовыхъ и другихъ термометровъ относительно водороднаго термометра 
толуолевый термометръ Tonnelot № 4932. 
Ртутный термометръ JV» 11167, изготовленный Тонло въ ГІариніѣ изъ твердаго стекла 
(verre dur), пріобрѣтенъ директоромъ Вильдомъ для Г. Ф. 0. и переданъ 7 іюня 1894 г. 
въ Международное Бюро Мѣръ и Вѣсовъ для полнаго его изслѣдованія. 
1) См. Schloesser. Thermometrische Untersuchungen. Zeitschrift fur Instrumentenkunde. Oktober 1901. 
