ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВЕ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 59 
Термометръ имѣетъ два расширенія. Шкала, яанесенная на прозрачной трубкѣ его, 
раздѣлена на 0°1 и идетъ 
отъ — 45°1 до 4°8; отъ -+- 48°9 до н- 55°1 и отъ -ь 97°0 до 103°5. 
Размѣры термометра слѣдуюш,іе: 
Разстояніе отъ середины резервуара до дѣленія О . . . 402,8 мм. 
» » » » » » 100 ... 511,4 » 
Длина градуса. 5,870 » 
Вся длина термометра. 570,0 » 
Поправки калибра его слѣдуюш,ія: 
Термометръ Tonnelot № 11167. 
Поправки калибра. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
■ 1 
—0,0546 
—22 
—0,0215 
0 
0,0000 
- -42 
—0,0596 
—20 
—0,0309 
2 
4-0,0020 
—40 
—0,0630 
—18 
—0,0317 
4 - 4 
—0,0001 
—38 
—0,0752 
—16 
—0,0332 
4 - 50 
—0,0033 
—36 
— 0,0788 
—14 
—0,0366 
4 - 52 
4-0,0051 
—34 
—0,0741 
—12 
—0,0370 
4 - 54 
4-0,0139 
—32 
—0,0624 
— 10 
—0,0297 
4 - 98 
4-0,0009 
-30 
—0,0569 
— 8 
-0,0236 
4-100 
0,0000 
-28 
—0,0469 
— 6 
—0,0111 
4-102 
—0,0065 
—26 
-0,0386 
— 4 
4-0,0038 
— 
— 
—24 
—0,0293 
— 2 
4-0,0051 
— 
— 
На основаніи этой таблицы составлена посредствомъ графической интерполяціи и при¬ 
ложена къ сертификату другая таблица, содержаіцая поправки калибра для каждой десятой 
градуса. 
По коэффиціенту внѣшняго давленія 
ß^=::0°0001284 
вычислены поправки для давленій отъ 720 мм. до 819 мм., для каждаго миллиметра. Онѣ 
приведены въ слѣдующей таблицѣ: 
8* 
