ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВЕ. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 61 
Термометръ Tonnelot № 11167. 
Поправки на основную разность. 
Дѣл. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
О 
О 
О 
о 
О 
О 
0 
О 
О 
О 
— 40° 
-0,0261 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
—0,0196 
—0,0202 
—0,0209 
—0,0215 
—0,0222 
—0,0229 
—0,0235 
—0,0242 
-0,0248 
—0,0255 
20 
—0,0131 
-0,0137 
-0,0144 
—0,0150 
—0,0157 
—0,0163 
—0,0170 
—0,0176 
—0,0183 
—0,0189 
10 
—0,0065 
—0,0072 
—0,0078 
—0,0085 
—0,0091 
—0,0098 
—0,0104 
—0,0111 
—0,0118 
—0,0124 
— 0 
0,0000 
—0,0007 
-0,0013 
—0,0020 
—0,0026 
—0,0033 
—0,0039 
—0,0046 
—0,0052 
-0,0059 
-t- 0 
0,0000 
-4-0,0007 
-4-0,0013 
-4-0,0020 
-4-0,0026 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
-н0,0326 
-4-0,0333 
-4-0,0340 
-1-0,0346 
-4-0,0353 
— 
— 
— 
— 
— 
90 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-4-0,0640 
-4-0,0646 
100 
-4-0,0653 
-4-0,0660 
-4-0,0666 
— 
— 
— 
— 
— 
Толуолевый термометръ JVs 4932, изготовленный Тонло въ Парижѣ изъ твердаго 
стекла (verre dur), былъ пріобрѣтенъ директоромъ Вильдомъ для Г. Ф. О. и переданъ, 
24 сентября 1891 г., въ Международное Бюро для полнаго его изслѣдованія. 
Термометръ имѣетъ одно расширеніе. Шкала, нанесенная на прозрачной трубкѣ его, 
раздѣлена отъ О до 570 и отъ 745 до 805. 
Размѣры его слѣдующіе: 
Разстояніе отъ середины резервуара до черты О . . . . 73,0 мм. 
» » » » » » 800 .... 532,8 » 
Длина одного дѣленія. 0,70 » 
Подробности о калиброваніи изложены выше (стр. 29). Результаты его слѣдующіе: 
Поправки калибра термометра Tonnelot № 4932. 
Дѣленія 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
Дѣленія. 
Поправки. 
а 
0 
0 
с 
а 
0 
0 
0,000 
250 
-4-0,237 
500 
—0,365 
50 
4-0,251 
300 
-4-0,106 
550 
—0,184 
100 
-4-0,473 
350 
-4-0,079 
— 
— 
150 
-4-0,598 
400 
-4-0,011 
750 
—0,345 
200 
-4-0,292 
450 
—0,122 
800 
0,000 
Къ сертификату приложена таблица, содержащая поправки калибра, въ сотыхъ одного 
дѣленія, отъ дѣленія до дѣленія. 
