62 I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Послѣ калиброванія термометръ опять наполненъ толуолемъ физикомъ Шапюи. За- 
тіімъ были сдѣланы 11 опредѣленій точки 100 въ теченіе декабря 1891 года, въ разные 
дни. Эти опредѣленія, произведенныя Гильомомъ при температурахъ отъ 99°577 до 
100°459, дали для точки 100° исправленное показаніе термометра = 786,28. 
Нулевая точка, опредѣленная Шапюи 12 января 1892 г., найдена = 309,74. 
Такимъ обра.зомъ осиовпая разность получена 
= 786,28 — 309,74 = 476,54 дѣленій, 
и слѣдовательно 
1° = 0°20985, 
при чемъ подъ 1° слѣдуетъ подразумѣвать сотую часть основной разности [0.100] толуоло¬ 
ваго термометра. 
Въ таблицѣ, приложенной къ сертификату, даны для каждаго дѣленія шкалы отъ 
0° до 400° соотвѣтствующіе ему градусы. 
Термометръ Лі: 4932 сравненъ съ водороднымъ термометромъ, при различныхъ тем¬ 
пературахъ, меяіду —11°43 и —72°78. Результаты этихъ сравненій, произведенныхъ 
Шапюи, приведены ниже. 
Термометръ былъ, послѣ изслѣдованія, возвращенъ Топ л о 2 ч>евраля 1892 г. 
Къ сертификату, кромѣ упомянутыхъ таблицъ, таблицы для превращенія нормальныхъ 
градусовъ въ градусы но шкалѣ толуоловаго термометра и таблицы для превращенія по¬ 
слѣднихъ въ нормальные градусы, приложена еще замѣтка Шапюи объ употребленіи 
толуоловаго термометра № 4932 и данныхъ таблицъ поправокъ. Замѣтка въ переводѣ 
слѣдующая : 
«Измѣреніе температуръ посредствомъ толуоловыхъ термометровъ представляетъ нѣ¬ 
которыя спеціальныя затрудненія, относящіяся, съ одной стороны, къ свойству .жидкости, 
которою термометры наполнены, съ другой стороны къ тому обстоятельству, что эти тер¬ 
мометры не раздѣлены прямо на градусы, а имѣютъ условную шкалу». 
«Чтобы вывести изъ даннаго отсчета п этого термометра соотвѣтственную темпера¬ 
туру, слѣдуетъ примѣнить къ нему слѣдующія поправки: 
«1. Поправку калибра (с). Эта поправка дана для каждаго дѣленія въ приложенной къ 
сертификату таблицѣ (I). 
«2. Поправку нуля ( — z). При всѣхъ измѣреніяхъ можно принимать постоянный 
нуль, который получается при вертикальномъ положеніи термометра, ііогруя{еннаго въ таю¬ 
щій ледъ до отсчитываемаго дѣленія. Это опредѣленіе требуетъ особыхъ предосторожно¬ 
стей. Такъ какъ толуоль смачиваетъ стекло, капельки яшдкости часто остаются на стѣн¬ 
кахъ верхнихъ частей термометра. Чтобы ихъ присоединить опять къ столбику, слѣдуетъ 
осторожно нагрѣвать при помощи лампы верхній конецъ термометра, нѣсколько разъ, пока 
наблюденія, повторенныя отъ времени до времени, не приведутъ къ одному и тому же ре- 
