66 I. ШУІІЕВиЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
дробныя вычисленія результатовъ сравненій приведены на таблицахъ IV, ЛЧ и VII, въ 
концѣ настоящаго труда. Замѣтимъ при этомъ, что вмѣстѣ съ этими термометрами отсчи¬ 
тывались такніе нормальный ртутный термометръ As 10' (Dr. H. Gcissler iu Bonn) и другіе 
термометры, с.іужившіе или предназначенные въ Г. Ф. О. какъ нормальные, т. е. для обыч¬ 
ной повѣрки метеорологическихъ термометровъ. 
Главный нормальный термометръ JVi: 11167, по своей большой длинѣ, могъ быть 
отсчитанъ въ упомянутомъ приборѣ, черезъ окно, лишь отъ —20°. Для отсчетовъ при бо¬ 
лѣе высокихъ температурахъ нужно было снять съ прибора деревянный колпакъ и погру¬ 
зить термометръ лишь на столько, чтобы конецъ ртутнаго столбика былъ еще виденъ надъ 
краемъ деревяннаго ящика. Въ виду трудности опредѣленія, съ достаточною точностью, 
поправокъ на выдающійся столбикъ (около 80 мм. = 14°), температура алкоголя въ при¬ 
борѣ могла быть точно опредѣлена по этому термометру только тогда, когда температура 
помѣщенія, въ которомъ находился приборъ, была очень близка къ температурѣ алкоголя. 
Такіе случаи представились мнѣ 25 и 26 Февраля 1901 г., при —10° (см. таблицу VII). 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда толуоловый термометръ Ж". 4932 не могъ быть сравненъ съ тер¬ 
мометромъ Ж 11167, онъ сравненъ съ термометромъ Ж 10' (Dr. II. Geissler in Bonn), по¬ 
правки котораго относите.іьно Ля 11167 извѣстны. Въ таблицахъ IV—VII температуры, 
опредѣленныя по Ж 10', отмѣчены звѣздочками. 
Преяеде чѣмъ разсмотрѣть результаты сравненій толуолеваго термометра Л^ 4932 съ 
ртутнымъ термометровъ Ля 11167 или, въ данныхъ случаяхъ, съ рт^'^тнымъ термометромъ 
Ля 10', изложимъ способъ опредѣленія нулевой точки шкалы нормальныхъ ртутныхъ тер¬ 
мометровъ вообще и термометра Лі; 11167 въ частности для температуръ ниже 0°. Въ 
ЛІеждународномъ Бюро Мѣръ и Вѣсовъ примѣнялся сперва слѣдующій способъ; Какъ только 
термометръ, послѣ, отсчета при данной низкой температурѣ, былъ перенесенъ въ тающій 
ледъ, производился рядъ отсчетовъ по термометру черезъ короткіе и равные промежутки 
времени, затѣмъ при помощи экстраполяціи опредѣлялось полоя^еніе нулевой точки для пер¬ 
ваго момента, т. е. для того момента, въ который температура его стала повышаться отъ 
данной низкой температуры до 0°. Эта экстраполяція, очевидно, имѣла цѣлью исключить 
iioiraateiiie нулевой точки термометра, происходящее при 0°, послѣ низшей температуры. 
Однако, этотъ способъ замѣненъ въ ЛІеждународномъ Бюро существенно другимъ спосо¬ 
бомъ, вѣроятно, въ виду недостаточной точности экстраполяціи вс.іѣдствіе болѣе скораго 
измѣненія нулевой точки въ первыя минуты, когда температура термометра при 0° еще не 
установилась, и дальнѣйшаго трудно наблюдаемаго по своей малости пониженія ея. Въ на¬ 
стоящее время въ ЛІелиупародномъ Бюро принимаютъ для температуръ нияіе 0° нулевую 
точку, соотвѣтствующую продоляштельному пребыванію термометра въ тающемъ льду. 
Этотъ способъ примѣнялся и къ термометру Tonnelot Ля 11167. При опредѣленіи нулевой 
точки термометра послѣ низкой температуры слѣдуетъ соблюдать нѣкоторыя предосторояі- 
ности, такъ какъ термометръ переносится изъ алкоголя въ тающій ледъ. Его слѣдуетъ тща¬ 
тельно промывать въ водѣ, не нагрѣвая его значительно выше 0°, и вообще, перенося его 
