ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. Г.ТАВН. ФПЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 18G9 ПО 1901 Г. 67 
ВЪ тающій ледъ, слѣдуетъ избѣгать пагрѣванія его выше 0°, насколько это возможно. 
Иначе могла бы получиться, вслѣдствіе пагрѣванія выше 0°, нѣсколько низшая пулевая 
точка, чѣмъ та, которую слѣдовало бы принимать. Для термометра Л» 11167 принимались 
въ Г. Ф. О. слѣдующія нулевыя точки: 
въ Декабрѣ 1894 . н-О^ОбІ 
» Мартѣ 1898 .отъ -ч-0,090 (—20°) до -ь0°092 (—35°) 
» Мартѣ 1900 . -»-0,100 
)) Маѣ 1900 . -»-0,100 
» Февралѣ 1901.отъ -»-0,109 (—10°) до -»-0,112 (—35°) 
Изъ таблицъ IV—ѴП получаемъ слѣдующія разности между главнымъ нормальнымъ 
ртутнымъ термометромъ и толуоловымъ термометромъ 4932: 
Ртутный термометръ Tonnelot № 111 67, —Толуолевый термометръ Tonnelot № 4932. 
Темпера¬ 
тура. 
16 Марта 
1898. 
22 Марта 
1900. 
24 Марта 
1900. 
26 Марта 
1900. 
4 Мая 
1900. 
9 Мая 
1900. 
26 Февр. 
1901. 
8 Марта 
1901. 
9 Марта 
1901. 
0° 
—0°01* 
0°00* 
— 5 
-»-0°03* 
0°00* 
-4-0^01* 
— 
-4-0,01* 
— . 
_ 
-4-0,02* 
—10 
-1-0,06* 
-4-0,04* 
-4-0,02* 
0°00* 
-4-0,02* 
-•-0°03* 
-4-0°05 
-4-0,03* 
— 
—15 
-ь0,06* 
-4-0,06* 
-4-0,05* 
— 
— 
-4-0,04* 
-4-0,04* 
-4-0,07* 
-4-0°06* 
—20 
-^0,07 
— 
-4-0,05 
-4-0,02* 
— 
-4-0,06 
-4-0,07 
-4-0,06 
-4-0,07 
—25 
-4-0,08 
— 
-4-0,06 
— 
— 
-4-0,07 
— 
— 
-4-0,09 
—30 
-1-0,11 
— 
— 
-4-0,02 
— 
-4-0,07 
— 
— 
-4-0,09 
—35 
-4-0,09 
— 
— 
-4-0,03 
— 
4-0,07 
— 
— 
-1-0,10 
Нулевая 
точка 
№ 4932. 
309,10 
309,30 
309,30 
309,30 
309,74 
309,74 
309,58 
309,60 
309,60 
Мы видимъ, что толуолевый термометръ показывалъ низшія температуры, чѣмъ ртут¬ 
ный термометръ, и что разность между показаніями обоихъ термометровъ возрастала съ 
пониженіемъ температуры среды. Это слѣдуетъ, несомнѣнно, приписать капелькамъ то¬ 
луола, оставшимся послѣ пониженія температуры на стѣнкахъ капиллярной трубки. Способъ 
присоединенія ихъ опять къ столбику нагрѣвапіемъ верхней части термометра при помощи 
пламени лампы не могъ быть примѣнимъ, такъ какъ термометръ находился открыто въ 
алкоголѣ. Отъ нагрѣвапіп термометра, напримѣръ, посредствомъ жаркаго воздуха я отка¬ 
зался, такъ какъ дѣйствіе пагрѣванія можетъ быть лишь медленное и едва ли въ концѣ 
концовъ можно быть увѣреннымъ въ полномъ успѣхѣ его. 
Вторая причина неточности температуръ, опредѣленныхъ по толуолевому термометру, 
можетъ заключаться въ принятой для пего нулевой точкЬ. Въ данной выше табличкѣ нри- 
9* 
