70 I. ШУКЕВПЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
метру 4, температурою и исправленнымъ числомъ дѣленій по термометру Ля 10' и при¬ 
нято за коэффиціентъ для перевода градусныхъ дѣленій термометра Ля 10' въ точные гра¬ 
дусы. Произведены 4 опредѣленія этого отношенія. Они приведены нами въ слѣдующей 
таблицѣ: 
в Р к м я. 
187G 
Мая 28. 
1876 
Іюня 18. 
1877 
Марта 4. 
1877 
Марта 5. 
Ö 
G 
G 
G 
Отсчетъ. 
40,608 
46,859 
46,628 
46,513 
Нулевая точка (максим, пониженная). . . 
0,400 
0,304 
0,400 
0,405 
№ 4 < 
Разность. 
46,208 
46,555 
46,228 
46,108 
Полная поправка. 
-н 0,009 
ч- 0,008 
-н 0,009 
0,009 
О 
0 
О 
О 
Температура. 
46,217 
46,563 
46,237 
46,117 
а 
G 
G 
б 
Отсчетъ... 
46,543 
46,895 
46,595 
46,483 
Нулевая точка (максим, пониженная). . . 
0,230 
0,269 
0,260 
0,275 
Разность. 
46,313 
46,626 
46,335 
46,208 
№ 10' -J 
Поправки калибра . 
-1- 0,064 
-+- 0,063 
0,064 
ч- 0,064 
D 
ъ 
и 
U 
Исправленный отсчетъ. 
46,377 
46,689 
46,399 
46,272 
О 
О 
0 
О 
соотвѣтствуетъ. 
0,99655 
0,99730 
0,99651 
0,99665 
Второе опредѣленіе (18 іюня) какъ температуры, такъ и отношенія между нею и 
исправленнымъ отсчетомъ термометра Ля 10', столь эначительно отклоняется отъ остальныхъ 
3 опредѣленій, что значеніе одного градуснаго дѣленія термометра Л'я 10' вычислено лишь 
изъ 3 опредѣленій. Получено такимъ образомъ; 
1 градусное дѣленіе термометра Ля 10' = 0°99657. 
Въ слѣдующей таблицѣ приводомъ для термометра Л'я 10' отъ 2° до 2° поправки ка¬ 
либра, выведенныя изъ приведенныхъ выше результатовъ калиброванія, поправки за основ¬ 
ную разность [0° • 46°] и полученныя изъ нихъ полныя поправки, которыя обыкновенно 
примѣнялись къ показаніямъ термометра, при чемъ, разумѣется, принималась въ разсчетъ 
еш,е ііу.іевая точка его (см. табл, на стр. 71). 
Такъ какъ верхняя основная точка (46°) термометра Л'я 10' отнесена къ термометру 
Ля 4, то при 46° оба термометра, послѣ примѣненія всѣхъ ихъ поправокъ, должны пока¬ 
зывать въ точности одно и то же, по при другихъ температурахъ показанія обоихъ тер¬ 
мометровъ могутъ и не совпадать. Возникаетъ поэтому вопросъ, на сколько разнятся пока¬ 
занія обоихъ термометровъ при отдѣльныхъ температурахъ? Очевидно, если оба термо¬ 
метра изготовлены изъ одного и того же сорта стекла, то какъ максимальныя пониженія 
