ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВК. ФИЗИМЕОК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 71 
№ 10' (Dr. Н. Geissler in Bonn). 
Шкала, j 
1 
Поправки 
калибра. 
іО 
о 
о 
сг 
о »• 
о 
II 
D 
Полныя 
поправки 
шкалы. 
і 
Шкала. 
1 
Поправки 
калибра. 
t^ 
ю 
<х> 
С5 
05 
О ^ 
о 
II 
о 
1-Ч 
Полныя 
поправки 
шкалы. 
Шкала. 
Поправки 
калибра. 
ю 
С£> 
О 
О 
о ^ 
о 
II 
о 
гН 
1 1 
Полныя 
поправки 
шкалы. 
—40 
—0,026 
+-0,137 
+-0,11 
- 6 
+-0,039 
-+0,021 
-+0,06 
28 
+-0,044 
—0,096 
—0,05 
—38 
-ь0,006 
-+0,130 
-+0,14 
— 4 
-+0,029 
+-0,014 
+-0,04 
30 
+-0,036 
—0,103 
—0,07 
—36 
-і-0,035 
+-0,123 
-+0,16 
— 2 
+-0,012 
+-0,007 
+-0,02 
32 
+-0,039 
—0,110 
—0,07 
—34 
-н0,059 
+-0,117 
-+0,18 
0 
0,000 
0,000 
0,00 
34 
+-0,049 
—0,117 
—0,07 
—32 
-1-0,064 
+-0,110 
-+0,17 
2 
—0,008 
—0,007 
—0,01 
36 
+-0,057 
—0,123 
-0,07 
—30 
-1-0,079 
-+0,103 
-+0,18 
4 
—0,002 
-0,014 
—0,02 
38 
+-0,061 
—0,130 
—0,07 
—28 
-1-0,099 
-+0,096 
-+0,19 
6 
—0,005 
—0,021 
—0,03 
40 
-+0,066 
—0,137 
—0,07 
—26 
-1-0,115 
+-0,089 
+-0,20 
8 
—0,006 
—0,027 
—0,03 
42 
-+0,064 
—0,144 
—0,08 
—24 
•+-0,136 
+-0,082 
+-0,22 
10 
—0,001 
—0,034 
—0,03 
44 
-+0,062 
—0,151 
—0,09 
—22 
+-0,145 
+-0,075 
+-0,22 
12 
—0,006 
—0,041 
-0,05 
46 
+-0,064 
-0,158 
—0,09 
—20 
+-0,140 
+-0,069 
-+0,21 
14 
—0,010 
—0,048 
—0,06 
48 
+-0,059 
—0,165 
—0,11 
—18 
-+0,122 
+-0,062 
+-0,18 
16 
-0,003 
—0,055 
—0,06 
50 
-+0,048 
—0,172 
—0,12 
—16 
+-0,097 
-+0,055 
-+0,15 
18 
-+0,013 
—0,062 
—0,05 
52 
+-0,039 
—0,178 
—0,14 
— 14 
-+0,076 
+-0,048 
-+0,12 
20 
+-0,033 
—0,069 
—0,04 
54 
+-0,037 
—0,185 
—0,15 
—12 
+-0,065 
-+0,041 
-+0,11 
22 
+-0,044 
—0,075 
—0,03 
56 
+-0,027 
—0,192 
—0,16 
—10 
-+0,057 
+-0,034 
-+0,09 
24 
-+0,051 
—0,082 
—0,03 
58 
+-0,015 
—0,199 
—0,18 
— 8 
-+0,047 
+-0,027 
+-0,07 
26 
-4-0j0o7 
—0,089 
—0,03 
60 
0,000 
—0,206 
—0,21 
нулевой точки, такъ и приведенія къ водородному термометру, благодаря одному и тому ніе 
коэффиціенту расширенія стекла, должны получиться для обоихъ термометровъ равныя. Въ 
этомъ случаѣ при всѣхъ температурахъ любой термометръ, приведенный къ нормальному 
термометру № 10', могъ бы считаться въ то же время приведеннымъ къ нормальному тер¬ 
мометру Ж". 4. Для рѣшенія вопроса, изготовлены ли оба термометра изъ одного и того ніе 
сорта стекла и на сколько разнятся ихъ показанія, сопоставлены мною въ слѣдующей таб¬ 
личкѣ пониніепія нулевой точки обоихъ термометровъ и приведенія ихъ къ водородному 
термометру : 
Шкала. 
Пониженія нулевой 
точки. 
Приведенія къ водород¬ 
ному термометру. 
№ 4. 
№ 10'. 
№ 4. 
ЛІ 10'. 
о 
о 
О 
о 
0° 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10 
0,00 
0,00 
—0,07 
—0,08 
20 
0,00 
0,01 
—0,12 
—0,12 
30 
0,02 
0,04 
—0,15 
—0,16 
40 
0,04 
0,09 
—0,17 
—0,17 
46 
0,06 
0,13 
—0,17 
—0,17 
