72 I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ и ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
Пониженія нулевой точки термометра JV?. 4, который, къ сожалѣнію, разбитъ въ 
1877 г., опредѣлены мною по нормальному термометру JVä 3 (Dr. H. Geissler in Bonn), 
пріобрѣтенному Г. Ф. О. вмѣстѣ съ термометромъ Ж?. 4 отъ Гейслера и изготовленному 
имъ, какъ слѣдуетъ предполагать, изъ того же сорта стекла и въ то же время, какъ тер¬ 
мометръ Л*;! 4. Приведенныя въ табличкѣ пониженія нулевой точки термометровъ № 3 и 
A*?. 10' опредѣлены мною 21-го и 25-го мая 1901 г. При этихъ опредѣленіяхъ оба термо¬ 
метра подвергались мною вполнѣ одинаковымъ нагрѣваніямъ отъ комнатной температуры 
(около 17°) до 20°, 30°, 40° и 46°, при чемъ термометры держались при этихъ темпера¬ 
турахъ отъ получаса до часа. Отмѣтимъ еще, что въ Февралѣ 1877 г. послѣ нагрѣванія 
термометровъ Л.'! 4 и № 10'до 46°, въ парахъ сѣрнистаго углерода, получены Дорайд- 
томъ пониженія 
0°05 для термометра № 4 
и 0,13 » » № 10', 
т. е. такія же величины, какія получены мною для термометровъ Ж: 3 и Жя 10' въ маѣ 
1901 г. Мы видимъ, такимъ образомъ, что у термометра Ж 10' пониженія нулевой точки 
значительно больше, чѣмъ у термометра Ж 4. Очевидно, эти термометры изготовлены изъ 
различнаго сорта стекла. Однако, какъ показано въ табличкѣ, приведенія обоихъ термо¬ 
метровъ Ж 4 и Ж 10' къ водородному термометру согласуются между собою, до 0°01. Эти 
приведенія мы вывели, принявъ какъ для термометра Ж 4 (см. стр. 57), такъ и для термо¬ 
метра Ж 10' (см. нияіе) пониженныя нулевыя точки и примѣнивъ къ показаніямъ термо¬ 
метра Ж‘! 10' поправки на основную разность [0?46°], отнесенную, какъ изложено выше, 
къ термометру Жя 4. Такимъ образомъ, всѣ температуры выше 0°, опредѣленныя указан¬ 
нымъ способомъ по термометру Ж Ю', могутъ считаться отнесенными къ нормальному 
термометру Ж 4, съ точностью до 0°01. 
Термометръ Ж. Ю' сравненъ В. X. Дубинскимъ въ Февралѣ 1888 г., для опредѣле¬ 
нія приведеній его къ водородному термометру, съ главнымъ нормальнымъ термометромъ 
Tonnelot Ж; 4494, при температурахъ отъ 0° до -t-40°, черезъ каждые 5°, При этихъ 
сравненіяхъ оба термометра находились въ цилиндрическомъ стеклянномъ сосудѣ, напол¬ 
ненномъ водою, который, чтобы удерживать болѣе постоянную температуру, вставленъ 
былъ въ другой, также наполненный водою, стеклянный сосудъ. Передъ этими сравненіями 
и непосредственно послѣ послѣдняго сравненія, при 40°, опредѣлены нулевыя точки обоихъ 
термометровъ. Найденныя пониженія, у термометра Тонло = 0°02 и у термометра Гейс¬ 
лера = 0°09, распредѣлены В. X. Дубинскимъ на температуры отъ 25° до 40°, а именно 
у термометра Тонло по найденному въ Международномъ Бюро для термометровъ изъ Фран¬ 
цузскаго твердаго стекла линейному закону, а у термометра Гейслера по данному Перне- 
томъ квадратному закону. Замѣтимъ при этомъ, что наблюдавшіяся передъ сравненіями 
нулевыя точки относятся къ комнатной температурѣ. 
Сравненія приведены въ слѣдующей таблицѣ: 
