ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 77 
На сколько не надежны приведенія термометра № 10', выведенныя такимъ способомъ, 
какимъ они были выведены въ 1892 г., показываютъ также сравненія спиртового термо¬ 
метра Ä съ толуолевымъ термометромъ № 4932, произведенныя В. К. Гуномъ въ мартѣ 
1898 г. Результаты этихъ сравненій даны въ слѣдующей таблицѣ: 
Шкала. 
Толуолевый 
термометръ 
№ 4932 — 
спиртовой 
термом. Л. 
II—I. 
Приведенія 
термометра 
№ 10' къ 
водородному 
термом. [А). 
Д. 
о 
0 
— 5 
—10 
—15 
—20 
0°00 
0°00 
0°00 
0°00 
—0,57 
-4-0,14 
-4-0,15 
-4-0,11 
—25 
—0,92 
-4-0,05 
-4-0,11 
-4-0,22 
—30 
-1,11 
-4-0,18 
-i-0j25 
-4-0,16 
—35 
-1,41 
-4-0,15 
-4-0,29 
-4-0,20 
—40 
— 1,81 
-4-0,03 
— 
— 
—45 
—50 
—55 
—2,18 
—0,10 
— 
— 
—2,99 
—0,43 
— 
— 
Въ столбцѣ «Толуоловый термометръ №. 4932—спиртовой термометръ Ä» даны при¬ 
веденія термометра Л къ водородному термометру, выведенныя изъ сравненій его съ термо¬ 
метромъ № 4932, въ мартѣ 1898 г., въ столбцѣ «II—Ь даны разности между послѣдними 
и приведеніями, полученными въ 1892 г., затѣмъ даны приведенія термометра № 10' къ 
водородному термометру, вычисленныя изъ № 4932 — Ä (1898 г.) и № 10 '—А (1876 г.), 
и, наконецъ, даны отклоненія окончательныхъ приведеній термометра № 10', выведенныхъ 
нами изъ сравненій его съ ртутнымъ термометромъ Tonnelot № 11167, отъ вычисленныхъ 
указаннымъ способомъ приведеній. 
Замѣтимъ, наконецъ, что окончательно принятыя нами приведенія термометра № 10 
(Dr. Н. Geissler in Bonn) къ международному термометру при температурахъ ниже 0° хо¬ 
рошо согласуются съ приведеніями, полученными другими изслѣдователями для термо¬ 
метровъ изъ Тюрингенскаго стекла. 
15. Нормальный термометръ № 2 (Н. Geissler in Bonn). 
Съ 1869 г. до конца 1876 г. нормальнымъ термометромъ Главной Физической Обсер¬ 
ваторіи служилъ ртутный термометръ № 2 (Н. Geissler in Bonn); къ нему приводились по¬ 
правки всѣхъ термометровъ, провѣренныхъ въ Г. Ф. О. въ теченіе этого времени, и въ 
