78 І. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ и ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
тѣхъ случаяхъ, когда для провѣрки служилъ другой нормальный термометръ (jYjî 3, Л« З', 
Лі! 4, № 4'). 
Поправки термометра Л”?. 2 слѣдующія: 
При. 
0° 
10° 
ІО 
о 
о 
О 
о 
СО 
О 
о 
Относительно водороднаго термометра. 
Примѣнялись не приведенныя къ водородному термо- 
0,00 
— 0,08 
—0,16 
—0,20 
—0,22 
метру поправки: 
1869—1875 . 
0,00 
-1-0,02 
-1-0,04 
-1-0,06 
“-l-0j08 
1876 . • . 
0,00 
-1-0,03 
-1-0,02 
-1-0,02 
-1-0,02 
Отнесенныя впослѣдствіи къ термометру № 4 (Л“ 10') . 
Приведенія поправокъ къ водородному термометру: 
0,00 
—0,01 
-0,04 
—0,06 
—0,08 
1869—1875 . 
0,00 
—0,10 
—0,20 
—0,26 
—0,30 
1876 . 
0,00 
—0,11 
—0,18 
—0,22 
—0,24 
(термометръ № 4). 
0,00 
—0,07 
-0,12 
—0,14 
—0,14 
Въ этой таблицѣ даны нами для термометра № 2 лишь поправки, которыя имѣютъ 
практическое значеніе для метеорологическихъ термометровъ, провѣрявшихся по термо¬ 
метру Ш 2 отъ 0° до 30° или 40°, черезъ каждые 10°. Болѣе подробно даны нами для 
термометра № 2 поправки шкалы ниже, гдѣ нами разсмотрѣно, какимъ путемъ получены 
эти поправки и чѣмъ мы руководствовались при выводѣ приведеній ихъ къ международному 
водородному термометру. 
Термометръ № 2 (Н. Geissler in Bonn) представляетъ собою термометръ съ отдѣльной 
шкалой изъ молочнаго стекла, помѣщенною внутри его внѣшней трубки и приклеенною 
къ ней («Einschlussthermometer» стараго типа). 
Резервуаръ термометра имѣетъ цилиндрическую Форму; объемъ резервуара около 
0,4 куб. см. (діаметръ = 6 мм., длина около 10 мм.). 
Разстояніе середины резервуара отъ дѣленія О шкалы = 59 мм. 
Шкала раздѣлена на и простирается отъ —8° до -н102° слишкомъ. Дѣленія 
шкалы равны между собою, при чемъ 1 дѣленіе=0°1=0,31 мм. 
Вся длина термометра = 410 мм. 
Изъ имѣвшихся въ Главной Физической Обсерваторіи въ 1868 г. двухъ нормальныхъ 
термометровъ Л*!; 1 и JVs 2 (оба: Geissler in Bonn) первый при калиброваніи былъ сломанъ. 
Чтобы не подвергать ]\я 2 такому же риску, директоръ Вильдъ довольствовался самымъ 
простымъ калиброваніемъ его, т. е. лишь перемѣщеніями одного короткаго ртутнаго стол¬ 
бика. При этомъ онъ нашелъ, что термометръ имѣетъ въ предѣлахъ ± 0°02 правильный 
калибръ. 
Пренебрегая неточностями калибра, директоръ Вильдъ далъ для нормальнаго термо¬ 
метра Ліі 2 предварительныя поправки лишь на основаніи опредѣленія основныхъ точекъ 
0 ° и 100°, 12 ноября 1868 г., и выведеннаго изъ этого опредѣленія градуснаго значенія 
(см. стр. 23): 
1 °= 1 ° 0021 . 
