ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ ВЪ НИКОЛАЕВ. ГЛАВН. ФИЗИЧЕСК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 79 
Почтд точно такая же величина получена директоромъ Вильдомъ 14 августа 1873 г.; 
1 ®= 1 ° 0020 . 
9 
Замѣтимъ при этомъ, что въ обоихъ случаяхъ нулевая точка термометра была взята 
передъ кипѣніемъ и соотвѣтствовала комнатной температурѣ. 
Данныя для нормальнаго термометра X?. 2 директоромъ Вильдомъ поправки примѣ¬ 
нялись съ 1869 г. до конца 1875 г., при чемъ всякій разъ принималась еще въ разсчетъ 
нулевая точка термометра, соотвѣтствовавшая болѣе или мѣнѣе продолжительному покою 
при комнатной температурѣ. Эти поправки приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ 
третьемъ столбцѣ. 
Нормальный термометръ № 2 (Geissler in Bonn). 
Шкала. 
Поправки относит, 
водородіі. термом, 
(нуль послѣ коми, 
температуры). 
1869- 
-1875. 
1876. 
Поправки относит. 
Л» 4 (нулев. точки 
послѣ комнатной 
температуры). 
Приведенія этихъ 
поправокъ къ 
водородн. термом. 
Поправки относит, 
водородн. термом, 
(пониженный нудь). 
О 
00 
с:> 
О 
о • 
о 
II 
о 
гН 
Поправка калибра. 
Приведенія ртутн. 
термом, къ водор. 
термометру. 
Примѣня¬ 
лись. 
Приведенія 
поправокъ 
къ водородн. 
термометру. 
1 
« 
>3 л 
S g 
S ^ 
Ä 
1>Н 
1—1 
Приведенія 
поправокъ 
къ водородн. 
термометру. 
О 
О 
0 
О 
О 
0 
О 
О 
О 
о 
О 
О 
0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5 
—0,04 
-1-0,01 
—0,05 
-1-0,03 
-0,07 
-1-0,01 
—0,05 
—0,04 
—0,01 
-1-0,02 
—0,05 
10 
—0,08 
-1-0,02 
—0,10 
-1-0,03 
—0,11 
—0,01 
—0,07 
—0,08 
-0,01 
0,00 
—0,07 
15 
— 0,12 
-+-0,03 
-0,15 
-+-0,02 
о' 
1 
—0,03 
—0,09 
—0,12 
—0,02 
—0,01 
—0,09 
20 
—0,16 
-1-0,04 
—0,20 
-1-0,02 
-0,18 
—0,04 
—0,12 
—0,16 
—0,02 
—0,02 
—0,12 
25 
—0,18 
-+-0,05 
—0,23 
-1-0,02 
—0,20 
—0,05 
—0,13 
—0,19 
—0,03 
—0,02 
—0,14 
30 
—0,20 
-1-0,06 
—0,26 
-1-0,02 
-0,22 
—0,06 
—0,14 
—0,21 
—0,03 
—0,03 
—0,15 
35 
—0,21 
-1-0,07 
—0,28 
-1-0,02 
-0,23 
—0,07 
—0,14 
—0,23 
—0,04 
—0,04 
—0,15 
40 
—0,22 
-1-0,08 
—0,30 
-1-0,02 
-0,24 
—0,08 
-0,14 
—0,26 
—0,04 
— 0,05 
—0,17 
45 
— 
-1-0,09 
— 
-+-0,05 
— 
—0,07 
— 
— 
—0,05 
—0,04 
— 
50 
— 
-1-0,10 
— 
-+-0,07 
— 
—0,06 
— 
— 
—0,05 
—0,03 
— 
Въ 1876 г. для нормальнаго термометра № 2 принимались другія поправки (см. ту же 
таблицу). Эти поправки были выведены Тизеномъ еще въ декабрѣ 1874 г. изъ сравненій 
термометра № 2 съ термометромъ № 4, калиброваннымъ профессоромъ А. фонъ Эттинге- 
номъ. При этихъ сравненіяхъ къ термометру JV» 4 кромѣ поправокъ калибра и поправки 
нуля было примѣнено градусное .значеніе 1°=1°0020, полученное Др. Мягисомъ въ 
1874 г. по старому способу, т. е. нулевая точка термометра была взята имъ до кипѣнія 
(см. стр. 56). 
Впослѣдствіи для термометра X?. 2 вычислены новыя поправки на основаніи тѣхъ же 
сравненій его съ термометромъ № 4, но съ той разницею, что къ послѣднему примѣнено 
