82 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
выведеннаго изъ опредѣленій точки кипѣнія и максимально-пониженной нулевой точки, 
7 іюня 1876 г. и 21 Февраля 1877 г. (см. стр. 23), легко можно вычислить для него по¬ 
правки калибра. Эти поправки даны нами вмѣстѣ со всѣми другими поправками его въ таб¬ 
лицѣ на стр. 79. Замѣтимъ однако, что выведенныя для термометра 2 поправки ка¬ 
либра лишь въ томъ случаѣ могутъ считаться вполнѣ точными, если при точныхъ сравне¬ 
ніяхъ его съ термометромъ № 4 расширеніе стекла происходило у обоихъ термометровъ по 
одному и тому же закону. 
Чтобы опредѣлить приведенія термометра Л» 2 къ международному водородному тер¬ 
мометру, Дубинскій въ началѣ 1888 г. сравнилъ его съ нормальнымъ ртутнымъ термо¬ 
метромъ ]Ѵя 4495 (Tonnelot), изслѣдованнымъ въ «Bureau international des poids et mesures». 
При сравненіяхъ № 2 съ JV?. 4495, оба термометра находились въ наполненномъ водою стек¬ 
лянномъ сосудѣ, который, чтобы температура въ немъ держалась болѣе постоянной, вста¬ 
вленъ былъ -въ другой цилиндрическій сосудъ съ водою. Выдававшіеся ртутные столбики 
имѣли у обоихъ термометровъ одинаковую длину, около 4 см. Температура помѣщенія, въ 
которомъ производились сравненія при 5°, 10° и 15°, была только на 1° выше темпера¬ 
туры ванны, а при температурахъ отъ 20° до 40° — ниже (при 30° на 10°, при 40° на 
13°). Отсчеты производились черезъ зрительную трубу, при чемъ на вертикальное положе¬ 
ніе палочнаго термометра Toimelot j\» 4495 было обращено надлежащее вниманіе. Передъ 
всей серіей сравненій и послѣ нея были опредѣлены нулевыя точки обоихъ термометровъ, и 
изъ полученныхъ пониженій (0°08 для Гейслера и 0°02 для Тоііло) были вычислены ну¬ 
левыя точки для промежуточныхъ температуръ, при чемъ для Тонло вычисленія основы¬ 
вались на прямолинейномъ законѣ, а для Гейслера на Формулѣ, предложенной Пернетомъ, 
такъ напр. для 30° получено Дубинскимъ пониженіе нулевой точки 
= 0,08 
(302 _ 202) 
(402 — 202 ) 
0 ° 033 . 
Сравненія термометра № 2 (Н. Geissler in Bonn) съ нормальнымъ термометромъ 
Л» 4495 (Tounelot) приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ (см. стр. 83). 
Въ этой таблицѣ мы вывели для термометра № 2 полныя поправки относительно водо¬ 
роднаго термометра, примѣнивъ къ JVä 2 лишь поправки нулевой точки. 
Чтобы получить нѣкоторый критерій для точности выведенныхъ поправокъ, я срав¬ 
нилъ термометръ JV» 2 въ маѣ 1901 г. съ термометромъ Ля 313 (Ф. Мюллеръ), служащимъ 
въ настоящее время для повѣрки ртутныхъ термометровъ въ новомъ приборѣ, позволяю¬ 
щемъ провѣряемые термометры цѣликомъ погружать въ воду. Термометры находились въ 
ваннѣ, при отдѣльныхъ температурахъ, около 40 минутъ, и отсчитывались въ теченіе по¬ 
слѣднихъ 15 минутъ. Передъ каждымъ отсчетомъ вода быстро перемѣшивалась. Нулевыя 
точки термометровъ опредѣлялись послѣ каждаго сравненія, тотчасъ послѣ послѣднихъ 
отсчетовъ. 
