ДРУГИХЪ ТЕРМОМЕТРОВЪ. въ НИКОЛАЕВ. ГЛАВК. ФИЗИЧЕОК. ОБСЕРВАТОРІИ СЪ 1869 ПО 1901 Г. 85 
При 25° пониженіе =0°005 
» 30 » =0,015 
» 35 » =0,025 
» 40 » =0,045 
» 45 » =0,065 
Исправивъ па эти величины полученныя нами выше поправки JV» 2 относительно водород¬ 
наго термометра, мы и получимъ тѣ поправки, которыя слѣдуетъ примѣнять къ поправкамъ 
термометровъ, провѣренныхъ въ теченіе періода 1869—1876 г., для приведенія ихъ къ 
международному водородному термометру, при чемъ, разумѣется, должны быть приняты въ 
разсчетъ примѣнявшіяся въ это время поправки шкалы термометра Ж“. 2. Всѣ эти поправки 
даны въ таблицѣ па стр. 79. При этомъ припомнимъ, что впослѣдствіи, въ 1877 г., по¬ 
правки всѣхъ провѣренныхъ раньше термометровъ были приведены къ термометру Ж 4 и 
что, такимъ образомъ, дѣйствительны тѣ приведенія къ водородному термометру, которыя 
относятся къ принятымъ въ 1877 г. поправкамъ № 2 относительно Ж 4 (см. ту же таб¬ 
лицу). Въ с.іѣдуіощемъ сопоставлены приведенія (I) къ водородному термометру, принимав¬ 
шіяся съ 1892 г. до сихъ поръ, съ тѣми (П), которыя выведены нами: 
о 10 20 30 40 
I 0^00 —о;07 —о;і2 —о;і5 —-О^іб 
П 0,00 —0,07 —0,12 —0,14 —0,14 
Разности между ними для метеорологическихъ цѣлей ничтожны. 
Замѣтимъ здѣсь еще, что данныя для какого-нибудь термометра поправки строго 
говоря имѣютъ лишь условное значеніе; въ точности онѣ дѣйствительны только при тѣхъ 
колебаніяхъ температуры, каковымъ онъ подвергался въ продолженіе того времени, когда 
онъ находился въ Г. Ф. О. для повѣрки. Условности этой нѣтъ для термометровъ съ незна¬ 
чительнымъ пониліеніемъ нулевой точки. 
Наконецъ, воспользуемся тѣмъ, что нѣкоторые термометры, провѣренные по термо¬ 
метру Л'« 2, черезъ болѣе или менѣе долгій промеж}^токъ времени были вторично провѣрены 
по другому нормальному термометру, чтобы сравнить между собою результаты повѣрки, по¬ 
лученные въ разное время. Въ слѣдующей таблицѣ соцоставлены для нѣсколькихъ психро¬ 
метрическихъ термометровъ (разд. на '4°) найденныя въ разное время поправки, при чемъ 
къ нимъ уже примѣнены окончательно нами выведенныя приведенія къ водородному термо¬ 
метру (см. стр. 86). 
Сравнивая поправки термометровъ, выведенныя изъ сличенія съ нормальнымъ термо¬ 
метромъ Ж 2, съ поправками, опредѣленными въ позднѣйшее время по другому нормаль¬ 
ному термометру, и принимая послѣднія за болѣе точныя, мы видимъ, что поправки, полу¬ 
ченныя въ первое время (1870, 1872), даютъ слишкомъ высокія температуры, въ сред¬ 
немъ изъ приведенныхъ случаевт^: 
