90 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
17. Провѣрочный термометръ № 274 (Dr. Н. Geissler in Bonn). 
Съ января 1877 г. до мая 1887 г., съ короткими перерывами (октябрь и ноябрь 
1881 г. и май—декабрь 1886 г.), для повѣрки метеорологическихъ термометровъ служилъ 
термометръ № 274 (Dr. Н. Geissler in Bonn). Поправки его слѣдующія: 
При. 
—30° 
—20° 
—10° 
0° 
10° 
to 
о 
о 
30° 
40° 
Относительно водороднаго термометра. 
-t-0,38 
-4-0,24 
-ъ0,10 
0,00 
—0,06 
—0,13 
-0,11 
-0,17 
Примѣнялись не приведенныя къ водородному 
термометру поправки: 
Январь 1877 — Декабрь 1879 .... 
— 
—0,01 
—0,01 
0,00 
4-0,04 
0,00 
-4-0,04 
-^-0,04 
Декабрь 1879 — Май 1887. 
— 
—0,01 
—0,01 
0,00 
-4-0,04 
0,00 
-4-0,04 
-0,01 
Приведенія къ водородному термометру: 
Январь 1877 — Декабрь 1879 .... 
— 
-4-0,25 
-ь0,11 
0,00 
—0,10 
—0,13 
—0,15 
—0,21 
Декабрь 1879 — Май 1887. 
— 
-4-0,25 
н-0,11 
0,00 
—0,10 
—0,13 
-0,15 
—0,16 
Ртутный термометръ 274 принадлежитъ къ такъ называемымъ психрометрическимъ 
термометрамъ, т. е. къ термометрамъ, которые служатъ для наблюденій надъ температурою 
и влажностью воздуха на метеорологическихъ станціяхъ въ Россіи. Это термометры съ 
шаровиднымъ резервуаромъ (діаметръ около 9 мм.) и съ раздѣленною на '^/° шкалою изъ 
молочнаго стекла, которая включена въ стеклянную трубку (Einschlussthermometer). Тер¬ 
мометръ № 274 принадлежитъ къ термометрамъ стараго нѣмецкаго типа, т. е. къ такимъ, 
у которыхъ шкала приклеена къ стѣнкамъ внѣшней трубки: 
Шкала термометра № 274 простирается отъ —40° до -і-53°. 
Разстояніе середины резервуара отъ 0°=168 мм. 
Длина градуса. =3,2 » 
Вся длина. =354 » 
Пользуясь тщательно провѣреннымъ психрометрическимъ термометромъ для обыкно¬ 
венной повѣрки метеорологическихъ термометровъ, увеличили точность повѣрки психро¬ 
метрическихъ — наиболѣе важныхъ въ метеорологіи — термометровъ. 
Укажемъ еще на то, что у термометра JVs 274, хотя онъ изготовленъ изъ Тюринген- 
скаго стекла, термическія послѣдѣйствія оказались сравнительно незначительными, такими, 
какъ напр. у термометровъ изъ нормальнаго Іенскаго стекла (16”^). Пониженіе нулевой 
точки его послѣ нагрѣванія его отъ комнатной температуры до 40° =0°015. Это свой¬ 
ство провѣрочнаго термометра слѣдуетъ считать весьма благопріятнымъ для точности 
повѣрки метеорологическихъ термометровъ, производившейся съ 1877 г. до настоящаго 
времени (послѣ термометра № 274 провѣрочными термометрами служили термометры изъ 
Іенскаго стекла 16^^^). Замѣтимъ, наконецъ, что нулевая точка его повысилась со временемъ 
съ января 1877 г. по іюль 1881 г. на 0°06, отъ —0°07 до —0°01, но осенью 1881 г 
