92 
I. ШУКЕВИЧЪ, ТЕРМОМЕТРИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ И ПОВѢРКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ И 
18. Провѣрочный термометръ № 603 (R. Fuess, Berlin — Patent 1877). 
Съ конца мая 1887 г, до начала ноября 1900 г. для повѣрки метеорологическихъ 
термометровъ слу’жилъ ртз'тный термометръ № 603 (R. Fuess, Berlin — Patent 1877). По¬ 
правки его слѣдующія: 
При. —30° 
Относительно водороднаго термометра .... -і-0,34 
Примѣнялись не приведенныя къ водородному 
термометру поправки: 
Май 1887 — Декабрь 1891. —0,04 
Примѣнялись приведенныя къ водородному тер¬ 
мометру поправки: 
Январь 1892 — Декабрь 1892 . . . . 
Декабрь 1892 — Декабрь 1894 . . . . 
Январь 1895 — Ноябрь 1900. -+-0,35 
Приведеніе поправокъ къ водородн. термометру 
Май 1887 — Декабрь 1891. -+-0,38 
Добавочныя поправки: 
Январь 1892 — Декабрь 1892 .... — 
Декабрь 1892 — Декабрь 1894 .... — 
Январь 1895 — Ноябрь 1900. —0,01 
О 
о 
1 
о 
о 
(М 
1 
0° 
10° 
20° 
30° 
О 
о 
-+-0,19 -ь0,08 
0,00 
—0,07 
—0,09 
-0,10 
-0,11 
—0,04 —0,04 
0,00 
-ь0,01 
-+-0,04 
-+-0,05 
-+-0,05 
-+-0,20 
-+-0,16 
0,00 
—0,07 
—0,09 
—0,11 
—0,11 
-+-0,13 
-+-0,10 
0,00 
-0,07 
—0,09 
—0,11 
—0,11 
-+-0,19 
-1-0,08 
0,00 
— 0,08 
О 
О 
1 
—0,11 
—0,12 
-+-0,23 
-+-0,12 
0,00 
—0,08 
-0,13 
—0,15 
о 
1 
-0,01 
-0,08 
0,00 
0,00 
0,00 
-♦-0,01 
0,00 
-+-0,06 
—0,02 
0,00 
0,00 
0,00 
-+-0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-»-0,01 
-+-0,01 
-+-0,01 
-+-0,01 
Термометръ JV» 603, изготовленный изъ нормальнаго Іенскаго стекла (16”^), принадле¬ 
житъ, какъ и термометръ Ді; 274, къ психрометрическимъ термометрамъ. Отъ послѣдняго 
онъ отличается тѣмъ, что шкала его, для большей устойчивости, упирается внизу въ вилко¬ 
образную стеклянную подставку, къ которой она прижата пружиною у верхняго конца 
(Patent 1877). Шкала, раздѣленная на простирается отъ —39° до -і-48°. 
Разстояніе середины резервуара отъ 0°=170 мм. 
Длина градуса. =3,1 » 
Вся длина. =366 » 
Поправки термометра № 603 при температурахъ выше 0°, принимавшіяся въ первое 
время, съ мая 1887 г. до конца 1891 г,, выведены В, X. Дуби нс к имъ изъ сравненій его 
съ нормальнымъ термометромъ Л":! 2 (Dr. Н, Geissler in Bonn), въ январѣ 1887 г. 
Съ 1892 г. провѣренные въ Г. Ф. О. термометры приведены къ международному 
водородному термометру. Для приведенія поправокъ термометра № 603 къ водородному 
термометру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для соотвѣтственнаго приведенія поправокъ всѣхъ термо¬ 
метровъ, провѣренныхъ въ Г. Ф. О. до конца 1891 г., были даны С. В. Гласекомъ слѣ¬ 
дующія величины при температурахъ выше 0°: 
При . . 0° 10° 20° 30° 40° 
Приведенія 0,00 —0,08 —0,13 —0,16 —0,16 
