122 
и, РЫКАЧЕВЪ. 
3. Наблюденія въ самой Обсерваторіи. 
Въ отчетномъ году обычныя наблюденія Обсерваторіи производились, въ общемъ, въ 
прежнемъ объемѣ. Что касается раздѣленія труда, то лично на себя я взялъ астрономиче¬ 
скія и сейсмическія наблюденія, а также и руководство обработкою послѣднихъ, тогда какъ 
производство абсолютныхъ магнитныхъ наблюденій и руководство вычисленіемъ и произ¬ 
водствомъ ежечасныхъ метеорологическихъ и магнитныхъ наблюденій принялъ исключи¬ 
тельно на себя Р. Г. Розенталь. 
Въ метеорологическихъ наблюденіяхъ введены слѣдующія измѣненія. 
11 іюня на башнѣ установленъ, въ дополненіе къ геліографу Кемпбелл, геліограФъ 
Величко, обыкновеннаго образца, отчасти для интерполированія регистраціи во время воз¬ 
можныхъ случайныхъ пропусковъ въ записяхъ перваго прибора, отчасти же для сравненія 
записей приборовъ этихъ двухъ типовъ, одновременно работающихъ на различныхъ стан¬ 
ціяхъ нашей сѣти. Далѣе, съ 1 іюля прекращены у насъ отсчеты старой серіи почвенныхъ 
термометровъ, установленныхъ на участкѣ съ оголенной поверхностью, послѣ того, какъ за¬ 
кончены были сравнительныя наблюденія по новой (въ эбонитовыхъ трубкахъ) и старой 
(въ деревянныхъ трубкахъ) серіямъ такихъ термометровъ, производившіяся въ теченіе цѣ¬ 
лаго года. 
Въ отношеніи магнитныхъ наблюденій слѣдуетъ указать на двѣ особенности. Во- 
первыхъ, въ теченіе отчетнаго года намъ (мнѣ и г. Розенталю, при участіи нашего меха¬ 
ника) пришлось затратить очень много времени на установку и жюстировку нашихъ новыхъ 
магнитныхъ приборовъ и магнитографа въ южной залѣ. Послѣ неоднократныхъ пробъ и 
предварительныхъ установокъ, въ апрѣлѣ намъ удалось уже пустить въ ходъ магнитографъ, 
при достаточно хорошо установленныхъ новыхъ двунитпомъ и однонитномъ и установлен¬ 
ныхъ заново преигнихъ Лойдовыхъ вѣсахъ. Къ сожалѣнію, однако, пятимѣсячный опытъ 
работы этого прибора (за которою почти исключительно слѣдилъ г. Розенталь) при керо¬ 
синовомъ освѣщеніи заставилъ насъ отказаться отъ Фотографической регистраціи впредь 
до полученія возможности примѣнить у насъ электрическое освѣщеніе или, по крайней мѣрѣ, 
впредь до коренной передѣлки освѣтительной части прибора. Попутно, выяснились и другіе 
недостатки прибора, требующіе также довольно крупныхъ работъ, а именно: недостаточная 
компенсація магнита двунитнаго прибора и нѣкоторые недостатки въ часахъ. Все это, вмѣстѣ 
взятое, заставило насъ воспользоваться этими приборами пока только какъ вспомогатель¬ 
ными и отложить до болѣе удобнаго времени приведеніе ихъ въ такой видъ, при которомъ 
возможно было бы использовать ихъ въ полномъ объемѣ. 
Второе обстоятельство, о которомъ слѣдуетъ упомянуть, это экстренныя магнитныя 
наблюденія Обсерваторіи, производившіяся въ теченіе отчетнаго года по особой программѣ, 
для связи съ работами Германской южно-полярной экспедиціи. Эти наблюденія начались у 
насъ 15 января и производились регулярно каждое 1-ое и 15-ое число въ назначенные 
