124 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
закопченной бумагой. При довольно большомъ вѣсѣ барабана и очень примитивной пере¬ 
дачѣ движенія отъ часовъ къ барабану, очень часто часовые механизмы отказываются рабо¬ 
тать. Поставленная въ нихъ, сравнительно, сильная пружина, при малѣйшихъ недостаткахъ 
въ ходѣ передаточныхъ колес7>, ломаетъ и портитъ всѣ сцѣпленія, очевидно, не разсчитанныя 
на такое сильное сопротивленіе. Часы, двия;ущіе барабанъ— это наиболѣе больное мѣсто 
въ приборахъ Боша обычнаго типа. Улучшеніе ихъ и, вообще, достиженіе большей плав¬ 
ности вращенія барабана съ бумагой— это одно изъ наиболѣе настоятельныхъ требованій, 
которыя должны быть предъявлены Бошу при дальнѣйшихъ заказахъ ему приборовъ. 
Иначе, на сколько-нибудь удаленныхъ отъ центровъ станціяхъ едва ли возможно будетъ 
достигнуть правильнаго непрерывнаго дѣйствія этихъ приборовъ въ теченіе длиннаго про¬ 
межутка времени. 
Въ концѣ года, кромѣ приборовъ Боша и Ми льна, работавшихъ еще съ конца 
1901 года, у насъ были установлены два горизонтальныхъ маятника, работы Репсольда, 
Цельнеровскаго типа. Приборы эти, о которыхъ было уже упомянуто ранѣе, установлены 
въ томъ же спеціально построенномъ для наблюденія землетрясеній домѣ, какъ и прочіе 
сейсмическіе приборы, и находятся въ дѣйствіи съ первыхъ чиселъ декабря 1902 года. 
Установка ихъ отняла у насъ много времени, такъ какъ для нихъ потребовались столбы 
значительно большей поверхности, чѣмъ тѣ, которые были раньше для нихъ заготовлены 
по спеціальному указанію. Равнымъ образомъ, пришлось измѣнить и высоту одного изъ стол¬ 
бовъ. Благодаря этимъ осложненіямъ, особенно непріятнымъ у насъ, гдѣ всѣ сейсмическіе при¬ 
боры (перерывы правильнаго дѣйствія которыхъ отнюдь не желательны) установлены въ 
одномъ нераздѣльномъ помѣщеніи, установка приборовъ потребовала особыхъ приспособле¬ 
ній и отняла значительно больше времени и средствъ, чѣмъ это могло бы быть въ другомъ 
случаѣ. Встрѣтилось и еще одно затрудненіе — недостатокъ въ Иркутскѣ подходящей бу¬ 
маги. Тѣмъ не менѣе, въ началѣ декабря, послѣ усиленной работы по и.зученію приборовъ, 
(до того времени совершенно мнѣ незнакомыхъ) и по ихъ установкѣ, Еіамъ удалось достиг¬ 
нуть правильнаго функціонированія ихъ, и уже въ декабрѣ этими чрезвычайно чувствитель¬ 
ными приборами было отмѣчено у насъ нѣсколько землетрясеній. 
Правильная организація сейсмическихъ наблюденій въ самой Обсерваторіи, .затѣмъ, 
выработка методовъ обработки сейсмограммъ, наконецъ, организація собиранія свѣдѣній о 
микросейсмическихъ явленіяхъ, все это совершенно новое у насъ дѣло мнѣ пришлось взять 
исключительно на себя, такъ какъ, при обиліи срочной работы у моего помощника и навѣ¬ 
дывающихъ отдѣленіями, не было возможности обременять ихъ этой новой добавочной ра¬ 
ботой. Единственнымъ моимъ помощникомъ въ этомъ дѣлѣ, главнымъ образомъ, въ уходѣ 
за сейсмографами и въ установкѣ ихъ былъ механикъ Е. К. Ганъ. 
Въ дополненіе къ сказанному, слѣдуетъ еще указать на то, что въ 1902 году было 
собрано довольно много свѣдѣній о наиболѣе значительныхъ землетрясеніяхъ въ Восточной 
Сибири путемъ настойчивой корреспонденціи съ ра.зличными лицами. Эти свѣдѣнія, какъ 
равно и цифровый матеріалъ, добытый и.зъ обработки сейсмограммъ Обсерваторіи, мнѣ уда- 
