Приложеніе IT. 
Установка сейсмографа Боша и уходъ за нимъ. 
Сейсмографъ Константиеовской Магнитной и Метеорологической Обсерваторіи въ 
Павловскѣ состоитъ изъ двухъ тяжелыхъ, такъ называемыхъ, Страсбургскихъ горизонталь¬ 
ныхъ маятниковъ Боша. Онъ установленъ въ варіаціонной будкѣ у пруда, въ разстояніи не 
менѣе 50 саженъ отъ ближайшей проѣзжей дороги. Сейсмографъ установленъ между маг¬ 
нитными приборами и принадлежащими къ нимъ зрительными трубами на изолированномъ 
отъ пола и боковыхъ слоевъ земли трехаршинномъ Фундаментѣ. Фундаментъ состоитъ сна¬ 
чала изъ сплошного слоя бутовой плиты, толщиною около 2 аршинъ; на этомъ сплошномъ 
слоѣ плиты воздвигнуты изъ кирпича четыре столба, вышиною въ 1 аршина, для двухъ 
колоннъ и для двухъ пишущихъ частей сейсмографа. Какъ бутовая плита, такъ и кирпичи 
связаны между собою крѣпкимъ растворомъ портландскаго цемента. Стѣны ямы, вырытой 
для этого фундамента, обложены толстыми (2 Yj дюймовыми) досками, заложенными за брев¬ 
на, вбитыя въ землю и сверху скрѣпленныя между собою брусьями; эти брусья с.іужатъ 
одновременно для закрѣпленія пола между приборами. 
Сейсмографъ изготовленъ весь (колонны, салазки для барабановъ, сами барабаны п 
все остальное) изъ желтой мѣди, только конусообразныя острія и ихъ лагеря, а также верти¬ 
кальныя оси для передачи движенія маятника перу и, наконецъ, пружины часовъ сдѣланы 
изъ стали. 
Сейсмографъ носитъ нумера ЮАи 10 В. 10А установленъ у насъ перпендику¬ 
лярно къ меридіану и записываетъ, такимъ образомъ, колебанія почвы по N — S составляющей; 
А?. 10 В установленъ по меридіану и записываетъ Е— W колебанія почвы. 
Маятникъ для Е — W колебаній былъ окончательно установленъ и жюстированъ 
14 апрѣля, а другой—22 апрѣля. 
Вся установка произведена мною при содѣйствіи Т. С. Доморощева. До 19 іюля 
уходъ за приборомъ лежалъ также всецѣло на мнѣ, а затѣмъ, когда былъ окончательно 
установленъ порядокъ ухода за приборомъ, онъ былъ сданъ для обслуживанія наблюдателямъ. 
Уходъ за приборомъ состоялъ въ слѣдующемъ: 
