150 М. РЫКАЧЕВЪ. ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1902 Г. 
Для Фиксированія мы употребляли раньше шеллакъ, разведенный въ винномъ спиртѣ; 
но послѣ, вслѣдствіе дороговизны виннаго спирта, мы стали, послѣ нѣкоторыхъ пробъ, поль¬ 
зоваться для разведенія шеллака древеснымъ спиртомъ, который, если нагрѣть его, также 
легко растворяетъ шеллакъ. Получаемый при древесномъ спиртѣ лакъ имѣетъ одинъ недо¬ 
статокъ: онъ сохнетъ, сравнительно, долго; сложенные одинъ на другой листы бумаги часто 
склеиваются, такъ что и послѣ долгаго времени иногда съ трудомъ снимаются, въ особен¬ 
ности, если слой толстый. 
Приборы во все время дѣйствовали достаточно удовлетворительно. Главныя нару¬ 
шенія въ безпрерывномъ дѣйствіи приборовъ причиняли часовые механизмы, приводяш,іе 
въ движеніе барабаны. Оси ихъ всѣ сдѣланы изъ латуни; втулки, въ которыхъ оси враща¬ 
ются, также мѣдныя; вслѣдствіе тренія разныхъ частей этого мягкаго металла между собою, 
онѣ легко въѣдались др} гъ въ друга, почему часы останавливались и требовали серьез¬ 
ныхъ исправленій. 
Время качаній маятниковъ въ вертикальномъ положеніи, считая отъ одного крайняго 
положенія маятника до слѣдующаго, по сообщенію механика Боша, равно 
0!8604. 
Время качаній маятниковъ въ горизонтальномъ положеніи получилось равнымъ: 
По опредѣленіямъ въ 1902 году 
въ маѣ октябрѣ ноябрѣ 
у маятника 10 А для N-S составляющей 10!7 10!9 10!8 
» » » 10 В » E-W » 9.7 10.1 10.4. 
На основаніи данныхъ за май и октябрь, проФ. Левицкій*) вывелъ слѣдующую угло¬ 
вую цѣну одного миллиметра на валѣ: 
Для маятниковъ 
JV» 10 в № 10 А 
Въ маѣ 0''29 0"24 
Въ октябрѣ 0.27 0.23. 
Наблюденія, произведенныя помощью этихъ приборовъ въ теченіе 1902 года, напеча¬ 
таны въ Бюллетенѣ Постоянной Центральной Сейсмической Комиссіи. 
В. Дубинскій. 
1) См, Бюллетень Постоянной Центральной Сейсмической Комиссіи 1902 г. апрѣль—іюнь стр. 1. 
