ÉTUDE DE LA DÉCHARGE OSCILLATOIRE A L’AIDE D'UN GALVANOMÈTRE. 
7 
/ 
La résistance du circuit était 14450 ш (450 ш — la résistance du galvanomètre). Si 
L= lf7, G — 2.10 — 18 FR , nous avons 
L B? 
C > 4 * 
La décharge est oscillatoire même dans le cas, quand le circuit ne contient pas le fil 
de la bobine, c’est à dire elle est oscillante dans les deux cas. Le même a lieu pour les va¬ 
leurs plus faibles de G. Si L= 1,7 я et R = 14450 ш , nous avons le quotient ^=8500; la 
la quantité ~ est grande (> 10), car le temps t' de fermeture du godet Ъ est probablement 
plus grand que sec. Le décrément des oscillations est très grand, et nous obtenons la 
courbe de 0, dont les zigzages sont atténués. Nous obtenons donc pour L — lf7 la dé¬ 
charge normale. 
Pour L= 116 я nous avons aussi une décharge oscillatoire et la courbe de Q correspon¬ 
dante possède des zigzages bien marqués. La quantité d’électricité, qui est transmise à tra¬ 
vers le circuit pendant le temps t' de fermeture du godet &, est tantôt moindre, tantôt plus 
grande que la charge normale Q 0 , selon la position du point correspondant au moment t—t' 
sur la courbe de Q. Si la période est assez grande et t'<^t 0 , nous ne transmettons pendant 
chaque fermeture du godet Ъ qu’une partie faible de la charge Q 0 de l’armature; si la période 
devient plus courte, ce qui correspond à la diminution de la capacité, £ 0 devient aussi moindre 
et le point correspondant à t = t' s’approchera à celui qui correspond à t = t 0 : les quantités 
d’électricité qui traversent le circuit pendant la décharge seront de plus en plus grandes; eu 
diminuant la capacité, nous obtiendrons de telles conditions, que t' deviendra plus grand 
que t 0 : la quantité d’électricité correspondante sera plus grande, que Q 0l jusqu’à une telle 
valeur de la capacité, qui correspond à la condition si t x <C.t’ quantité 
d’électricité sera de nouveau moindre que Q 0 ; puis elle devient plus grande que Q 0 , pour 
puis de nouveau moindre pour £ 3 <C^<£ 4 etc. 
Nous obtenons donc le résultat suivant: 
Si nous substituons à un circuit avec L = 1,7 я un autre avec L — 1 16 я à l’aide d’un 
commutateur, nous obtenons ou une diminution de la déviation du galvanomètre ou une 
augmentation selon la capacité: en faisant varier la capacité nous obtenons la dimunition, 
puis l’augmentation, puis de la nouveau diminution etc. Nous avions une série de condensa¬ 
teurs de capacités variant de 0,02 MFR jusqu’à 0,001 MFR. 
Par -+- nous désignons l’augmentation de la déviation du galvanomètre, que nous ob¬ 
tenons en substituant au circuit ne contenant autre selfiuduction que celle du galvanomètre 
celui qui contient le fil fin de la bobine; par — la diminution obtenue dans ces conditions. 
Nous avons obtenu 
pour 
0,02 
0,01 
0,005 
0,002 
0,001 
MFR — 
