Spectroscopische Untersuchungen. 
3 
zelnen Strahlen nach Möglichkeit auf der Platte zu liegen kämen. Collimator und Fernrohr 
waren selbstverständlich auf Unendlich eingestellt. 
Das Gitter selbst war in einem hölzernen Schrank mit passenden Oeffnungen auf einem 
mit Gradtheilung versehenen drehbaren Metalltisch montiert, so dass es möglich war vom 
Beobachtungsort aus mittelst einer besonderen Schraube die Spectra verschiedener Ordnung 
leicht durch das Gesichtsfeld zu führen. Beim Photographieren des Spectrums selbst wurde 
die Schraube natürlich entlastet, um jeglichen möglichen Verschiebungen durch Spannungen 
auszuweichen. 
Das ganze System war an einem möglichst erschütterungsfreien Ort, in dem unteren 
Stock des Physikalischen Laboratoriums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu 
St. Petersburg aufgestellt, wobei der metallene Tisch nebst Kasten mit dem Gitter und die 
beiden Tubusenden mit den Linsen auf einer tief in die Erde gehenden steinernen Säule 
ruhten, während das Spaltende des Collimators auf einen Steinblock sich stützte und das 
Cassettenende des Fernrohrs auf einem extra dazu hergestellten stämmigen hölzernen Tisch 
zu stehen kam. 
Anfangs begnügte man sich damit und versuchte einige Aufnahmen zu machen, ohne 
für irgend einen Schutz gegen äussere Temperatureinflüsse auf den Spectrographen zu 
sorgen. Doch erschienen zuweilen einzelne Aufnahmen, besonders bei längeren Expositionen, 
weniger scharf, so dass man wohl eine Einwirkung durch Veränderung der Temperatur 
um den Spectrographen und das Gitter annehmen konnte. 
Durch künstliche Erwärmung und Abkühlung der einzelnen Tlieile des Spectrographen 
ergaben sich in der Tliat bedeutende Linienverschiebungen, wie spätere Angaben und theore¬ 
tische Erörterungen zeigen werden. Um daher groben Temperatureinwirkungen vorzubeugen, 
die bei einigen Graden schon ziemlich beträchtlich werden können, wurde das ganze System 
durch eine doppelte Blech wand, deren Innenraum mit Sägespähnen ausgefüllt wurde, von dem 
Beobachtungszimmer abgetrennt, wodurch eine höchst vollkommene Temperaturconstanz um 
den Spectrographen herum erzielt wurde. Der Kasten zur Aufnahme des Gitters war ausser¬ 
dem von Aussen mit einem schlechten Wärmeleiter gekleidet. Nur eiu ganz kurzer Theil 
von dem Spaltrohr ragte zu leichteren Manipulationen um den Spalt herum aus der Blech¬ 
wand hervor. Dicht an dem Gitter befand sich ein sehr empfindliches, in fünfzigstel Grad 
getheiltes Thermometer, welches mit einem ausserhalb der Blechwand stehenden Fernrohr 
durch eiu kleines Glasfeuster beobachtet werden konnte. Bei der Ablesung des Thermometers 
wurde dasselbe durch eine kleine electrische Lampe für eine sehr kurze Dauer beleuchtet. 
Ein anderes empfindliches Thermometer befand sich dicht an dem Spalt des Collimator- 
rohres. 
Nach richtiger Einstellung aller Tlieile des Spectrographen und genauer Ausmessung 
des Winkels zwischen Collimator- und Fernrohr, schritt man zur richtigen Aufstellung der 
photographischen Platten im Apparate. Dazu benutzte mau eine entwickelte Platte, in deren 
Gelatinschicht mit einem feinen Stift Striche eingegraben waren, auf die eine an dem Tubus 
l* 
