4 
Fürst В. Galitzin und J. Wilip. 
des Caraerarolirs befestigte, horizontal verschiebbare Lupe scharf eingestellt wurde. Darauf 
wurde der zu untersuchende Theil des Spectrums auf die Platte gebracht und die Lupe in 
die Mittellage geschoben, wonach man die Länge des Tubus des Spectrographen so lange 
veränderte, bis die in die Lupe fallende Spectrallinie auf’s Deutlichste zu sehen war. Ferner 
verschob man die Lupe nach rechts und links und überzeugte sich über die Schärfe zweier 
Linien, die um gleiche Strecken von der Mitte entfernt waren. Nach einigen Versuchen ge¬ 
lang es bald der photographischen Casette eine derartige Drehung um die Verticalaxe zu 
gehen, dass die beiden Linien gleich scharf erschienen. Dabei brauchen dieselben natürlich 
nicht streng im Focus zu stehen. Daher merkte man sich den Theilstrich auf dem Tubus 
und veränderte wiederum die Länge desselben bis die beiden Linien scharf sich einstellten. 
Nachher fand man dann leicht eine mittlere Stellung, in welcher alle drei Linien gleich 
scharf erschienen. Diese Lage wählte man sich als die günstigste aus, wobei fast alle Linien 
gleich scharf auf der photographischen Platte zu stehen kamen. Diese Genauigkeit genügte 
für unseren Zweck vollständig, insbesondere weil man hei der Ausmessung der photographi¬ 
schen Platte nur von dem mittleren Theil derselben Gebrauch machte. 
Bei Untersuchungen von Funkenspectren*) in Geissler’schen Röhren bediente mau 
sich eines Iuductoriums von 30 cm. Funkenlänge, von der Firma Keiser & Schmidt in Berlin 
bezogen, mit einem Deprez’schen Unterbrecher. Von dem letzteren wurde selten Gebrauch 
gemacht; man verwendete gewöhnlich einen Quecksilberstrahl-Motorunterbrecher mit be¬ 
kannter Unterbrechuugszahl pro Secunde. 
Zur Erhaltung von Standards, sowie als Lichtquelle bei Untersuchungen von Absorptions- 
spectren, war in einer Entfernung von 2,5 Meter vor dem Spalt eine Bogenlampe eines 
Schuckert’schen Projectionsapparates für 20—25 Ampère mit schräg stehenden Kohlen 
aufgestellt. Die Strahlen dieser Bogenlampe wurden mit Hilfe der Linsen des Projections¬ 
apparates und einer vertical stehenden cylindrischen Zusatzlinse von kurzer Brennweite auf 
den Spalt des Collimators projeciert. Zum Auffangen der Wärmestrahlen, um jede directe 
Wärmewirkuug auf dieTheile des Spectrographen möglichst zu vermeiden, wurde gewöhnlich 
vor dem Spalt noch ein 7 cm. dicker Glastrog mit parallelen Wänden mit einer wässerigen 
Alaunlösung aufgestellt. Ausserdem befand sich ein mit Staniol ausgekleideter Pappschirm 
mit einem kleinen Glasfenster in der Mitte im Wege der Lichtstrahlen, um die Einwirkung 
der strahlenden Wärme möglichst zu beseitigen. 
Für die Erhaltung von Standards wurde entweder ein Eisendraht in den Lichtbogen 
eingeführt, oder durchbohrte, mit Eisen gefüllte Kohlen benutzt. Dabei blieb der Spalt 
selbstverständlich frei von jeglichen Manipulationen, indem man das Diaphragma vor dem 
Spalt, zum Ausscheiden eines Theils der photographischen Platte (in der Ilöhenrichtung), in 
einem getrennten Stativ und auf einem besonderen Tisch aufgestellt hatte, was sehr wichtig 
ist, um kleine Verschiebungen der Spectra gegen einander zu vermeiden. 
1) Diese Versuche sind nicht in dieser Abhandlung wiedergegeben. 
