Sl’ECTROSCOPISCHE UNTERSUCHUNGEN. 
Für den uns am meisten interessierenden Tlieil des Spectrums bewährten sich als sehr 
empfindlich und feinstructurig die isochromatischen Platten von Edwards, welche meisten- 
theils mit Amidol entwickelt wurden. Die Platten büssten zwar nach längerem Liegen von 
der Empfindlichkeit leicht etwas ein und verschleierten sich um geringes, doch schien der 
Grund davon meistentheils in feuchter Luft zu liegen. 
Zur Ausmessung der Platten diente meistentheils eine Art kleiner Theilmaschiue mit 
Mikroscop mit verschiedenen Vergrösserungen, welche speciell von der Firma «Société Gene¬ 
voise» construiert war. Die Höhe des Schraubenganges derselben betrug nur 0,25 ra / m ; 
ausserdem war die Trommel noch in 100 Tlieile getheilt. Die Schraube wurde auf gleich 
massigen Gang geprüft und wies nur geringe Fehler auf, die jedenfalls unter der von uns 
gestellten Genauigkeitsgrenze lagen. 
§ 3. 
Dispersion und Empfindlichkeit des Spectrographen. 
Bedeute nun: 
cp den Winkel zwischen dem einfallenden Strahlen¬ 
bündel und der Gitternormale (siehe Fig. 1); -- 
ф den Winkel zwischen den optischen Axen des 
Collimators und des Fernrohrs, wobei die Gitternor¬ 
male zwischen dem einfallenden und zurückgeworfenen 
Strahlenbündel sich befindet, wie es auch bei unseren 
Beobachtungen immer stattfand; 
e die Entfernung zweier benachbarten Striche des 
Gitters; 
X die Wellenlänge eines bestimmten Strahles, und 
m die Ordnungszahl des entsprechendenSpectrums, 
so gilt bekanntlich zwischen diesen Grössen folgende Beziehung: 
^ = sin (ф — cp) •— sin <p.(1) 
Alle unsere Versuche geschahen im Spectrum zweiter Ordnung, welches für unseren 
Zweck als das günstigste sich erwies (also m — 2). 
Bei einer Einstellung war der Winkel cp gleich 0°33 / 0 V . 
e war gleich 0,0016898 m / m . 
Fig. 1. 
