Sl’EOTROSCOriSCHE UNTERSUCHUNGEN. 
7 
Bei unseren Beobachtungen war: 
L = 1500 m / m 
a = 1° 
ф 0 — - (p = 41°24'0". 
Aus der Gleichung (1) lässt sich für verschiedene Wellenlängen das entsprechende ф, 
also Ѳ x ) angeben und darnach die Dispersion des Spectrographen für verschiedene Theile des 
Spectrums ermitteln. 
In folgender Tabelle I ist das Dispersionsvermögen Д unseres Spectrographen für einige 
Wellenlängen angegeben (für cp = 0°33'0"). Д stellt die Anzahl Millimeter, welche einer 
Ängström’schen Einheit entspricht, dar. 
Tabelle I. 
X 
Д 
5800 Ä. E. 
0,248 ■/. 
5700 
0,244 
5600 
0,240 
5500 
0,236 
5400 
0,233 
5300 
0,230 
5200 
0,228 
Wir sehen also, dass ein Theilstrich der Trommel unserer kleinen Theilmaschine unge¬ 
fähr 0,01 Ä. E. entspricht. Diese Genauigkeit war für unseren Zweck vollständig aus¬ 
reichend. 
Zur Feststellung der Wellenlängen der Linien verschiedener Emissions- und Ab- 
sorptionsspectra haben wir auf der entsprechenden photographischen Platte auch das Eisen- 
spectrum photographiert. Als Vergleichsstandards haben wir die folgenden Rowland’schen 
Eisennormalen benutzt. 1 2 ) 
1) ф — Фо ö. 
2) Siehe Astrophysical Journal Bd. 2 pp. 43, 109, 188, 306, 360 (1895), und Kayser, Handbuch der Spectro 
scopie T. I p. 726 (1900). 
