Spectroscopische Untersuchungen. 
9 
Hat man die Werthe dieser Constanten mit Hilfe von Eisennormalen für verschiedene 
Tlieile des Spectrums berechnet, so lassen sich die Wellenlängen aller anderen gesuchten 
Linien ohne Schwierigkeit bestimmen. 
Am einfachsten ist es jedoch, für den genannten Zweck sich einer graphischen Inter¬ 
polation zu bedienen. 
Ein Theil unserer Experimente hatte den Zweck näher zu untersuchen, welchen etwaigen 
Einfluss eine Temperaturerhöhung des strahlenden, resp. absorbierenden Körpers, auf 
das Aussehen des entsprechenden Spektrums hat. Da aber bei einer solchen Temperatur¬ 
erhöhung eine mögliche Erwärmung einzelner Theile des Spectrographen, trotz aller Schutz¬ 
mittel gegen äussere Temperatureinflüsse, stattfiuden kann, so ist es wünschenswerth, vorher 
etwas näher festzustellen, welchen Einfluss eine solche theilweise Erwärmung des Apparates 
auf die Lage einzelner Spectrallinien haben kann. 
Setzen wir nun zuerst voraus, dass das Gitter selbst während der Beobachtungen eine 
Temperaturerhöhung bt erfahren hat. 
Diese Temperaturerhöhung soll nun den Werth von e um Де vermehren. 
Aus der Gleichung (1) erhalten wir sofort 
-= — cos (Ф — ?) 
Bezeichnen wir durch ß den Ausdelinungscoefficienten des Gittermetalls, wo ß etwa 
gleich 0,000014 gesetzt werden darf, so erhalten wir unter Berücksichtigung, dass 
Дф = ДО — y ist, 
At 
e cos (ф — ф) 
2 [UZ 
м. 
■ (7) 
Diese Formel zeigt also, dass eine Temperaturerhöhung des Gitters alle Spectrallinien 
zur Seite der kleineren Wellenlängen verschiebt. 
Wollen wir nun nach der Formel (7) näher berechnen, welche Temperaturerhöhung des 
Gitters nöthig wäre, um die entsprechende Spectrallinie um 0,01 Ä. E. (unsere Genauig¬ 
keitsgrenze) zu verschieben. 
Führen wir diese Rechnung für den mittleren Strahl (À = 5506 Ä. E.) durch. 
Setzen wir dementsprechend ф — <p = 41° 24'0". 
Aus der Tabelle I folgt unmittelbar, dass in diesem Fall Al = 0,00236 gesetzt 
werden muss. 
Es ergiebt sich nun 
Д* = — 0°13 C. 
Also eine Temperaturerhöhung des Gitters um 0°13 C. würde schon eine Verschiebung der 
Spectrallinien um 0,01 Ä E. hervorrufen. 
Wir sehen also, wie nothwendig es ist, den Spectrographen gegen äussere Temperatur¬ 
einflüsse zu schützen. 
