Stectroscopische Untersuchungen. 
23 
Bei dieser ersten Versuchsreihe mit Absorptionsgefässen mit constanter Brommenge 
kann die Dichte der absorbierenden Schicht nicht nach Belieben variiert werden. Es ist aber 
in der Tliat sehr wichtig, wenn man den Einfluss der Dichte, des Druckes und der Tempe¬ 
ratur eines Gases auf das Aussehen des entsprechenden Absorptionsspectrums desselben getrennt 
studieren will, eine solche Vorrichtung zu treffen, bei welcher eines von diesen drei Elementen 
beliebig geändert werden konnte. Es ist von vornherein nicht bekannt, welches eigentlich 
von diesen drei Elementen eine etwaige Veränderung im Aussehen des Absorptionsspectrums 
hervorruft, daher ist es nothwendig, folgende vergleichende Versuche auzustellen: 
1) Die Dichte der absorbierenden Schicht bleibt constant, die Temperatur derselben 
wird geändert. 
2) Der Druck bleibt constant, die Temperatur wird geändert. 
3) Die Temperatur bleibt constant, der Druck wird geändert. 
Dabei ist es sehr wünschenswert^ in jedem Fall mit demselben Absorptionsgefäss in 
derselben Lage desselben die photographischen Aufnahmen zu machen, um jede etwa durch 
äussere Manipulationen verursachte Verschiebung der Linien zu vermeiden. 
Eine solche Vorrichtung, die wir gleich beschreiben werden, haben wir in der Tliat 
bei unserer zweiten Versuchsreihe in Anwendung gebracht. 
Will man dabei den Einfluss der Temperatursteigerung genauer studieren, so muss 
man im Stande sein, die Erwärmung des Absorptionsgefässes so hoch wie möglich zu 
treiben. 
Zu Temperaturen bis 1300° C. konnte man erst heraufgehen, seitdem die Firma W. C. 
Heräus in Hanau anfing das so werthvolle, schwerschmelzbare Quarzglas herzustellen. 
Man braucht nur an seinen geringen Ausdelmungscoefficienten zu denken und, dass sein 
Erweichungspunkt um 800° C. höher liegt, als der des gewöhnlichen Glases, um seine grosse 
Bedeutung für solche und ähnliche Versuche einzusehen. 1 ) 
Es wurden für unsere Versuche specielle Absorptionsrohre aus Bergkrystall von Heräus 
bezogen, deren Form aus der Figur 5 ersichtlich ist. 
Diese Röhren А В waren nach Art der gewöhnlichen horizontalen Absorptionsröhren 
hergestellt. An ihren Enden waren parallele Quarzglasplatten angeschmolzen; ausserdem 
hatten sie unten ein angeschmolzenes Ansatzrohr G aus Quarz, welches zum Hineinbriugen 
des zu untersuchenden Stoffes und zum Verbinden mit einer Quecksilberluftpumpe diente. 
Dieses Ansatzrohr wurde gegen ein gleich dickes Rohr von gewöhnlichem Glase ange¬ 
schliffen und von Aussen mit Hilfe von Mennigekitt in einer Metallhülse D eingeschlossen, 
um die Verbindungsstelle luftdicht zu machen. An dieses Rohr schliesst sich weiter ein 
1) Zwar soll bei hoben Temperaturen das Quarzglas für Gase sehr durchlässig werden, doch hat sich dieser 
Uebelstand nur bei dem dünnsten Bohr für den höchsten Druck bemerkbar gemacht, wo in der That Bromdämpfe 
herauszudiffundieren schienen und an dem Geruch erkenntlich wurden. 
