24 
Fürst В. Galitzin und J. Wilip. 
Glasreservoir E an, welches flüssiges Brom erhielt, nachdem die Luft aus allen Theilen dieses 
Absorptionsgefässes mit Hilfe der Luftpumpe zuerst entfernt war. Dieses Reservoir E konnte 
auf verschiedene Temperaturen gebracht werden, nur ist dabei zu berücksichtigen, dass die 
Temperatur von E immer niedriger, als die des eigentlichen Absorptionsrohres А В bleiben 
soll. Auf diese Weise konnte man durch Veränderung der Temperatur von E einen beliebigen 
Dampfdruck oder Dichte im Ab¬ 
sorptionsrohr hersteilen, wobei 
der entsprechende Druck aus der 
früheren Tabelle VI zu ent¬ 
nehmen ist. 
Zum Erwärmen des Absorp¬ 
tionsrohres AB diente bei diesen 
Versuchen ein electrischer Ther¬ 
mostat, welcher um das Quarz¬ 
rohr selbst herum hergestellt 
wurde. 
Es wurde zunächst das Quarz¬ 
rohr in einen Asbestcylinder ein¬ 
gesetzt, sodass derselbe noch ein 
bedeutendes Stück über die End¬ 
platten A und В des Absorptions¬ 
rohres hinwegragte. Dieser As¬ 
bestcylinder wurde mit einem 
Band sehr dünner Platinfolie bewickelt. Auf diese folgten dann wieder mehrere Schichten 
von Asbestschnur und endlich als äusserster Schutz ein Thoncylinder F, an dessen Enden 
Glimmerplatten mit Hilfe von Gyps aufgekittet wurden. 
Parallel dem Quarzrohr AB und dicht nebenan führte durch den Thermostaten ein 
dünnes Porzellanrohr, welches zugleich von der Platinfolie bekleidet war und ein Chatelier’- 
sclies Thermoelement zur Messung von Temperaturen bis 1600° C. enthielt. 
Diese ganze Einrichtung bietet nicht nur den Vortheil, dass man den Druck oder die 
Dichte im Absorptionsrohr nach Belieben variieren kann, sondern dass man dasselbe auf sehr 
hohe Temperaturen bis 1300° C. bringen darf, wobei die Enden A und В des Absorptions¬ 
rohres zu derselben hohen Temperatur gebracht sind, wie die Mitte des Rohres, eine Bedin¬ 
gung, welche für solche Absorptionsversuche sehr wichtig ist. 
Der nöthige Strom zum Erhitzen des Absorptionsrohres wurde von der 100-voltigen 
Centrale der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften geliefert, wobei die Stromstärke je 
nach Bedarf und Beschaffenheit des Thermostaten circa 5 —10 Ampère betrug. 
Um das Glasreservoir E auf verschiedene Temperaturen bringen zu können, tauchte 
dasselbe entweder in eine Kältemischung, oder, wenn es auf grössere Drucke und Dichten 
Fig. 5. 
