26 
Fürst В. Galitzin und J. Wilip. 
sierteu, während sonst bei den horizontalstehenden Rohren die Aus- und Eintrittsstelle der 
Lichtstrahlen durch planparallele Platten abgeschlossen war. Diese Rohren waren von zwei 
verschiedenen Durchmessern; die engeren besassen einen inneren Durchmesser von circa 
1,5 cm., die breiteren von circa 4 cm. 
Tabelle УШ. 
Druck. 
P 
Temperatur. 
t 
Dichte. 
d 
Bemerkungen. 
Fall I_ 
Fall II_ 
Fall III ... 
1 Atm. 
2 - 
2 - 
2 - 
1 - 
2 - 
500° C. 
1250 
500 
1250 
1250 
1250 
0,00229 
0,00232-0,00217 x ) 
0,00457 
0,00232-0,00217 l ) 
0,00116-0,00109 Q 
0,00232—0,00217 x ) 
d ist als constant 
anzunehmen. 
j p constant. 
1 t constant. 
Der electrische Thermostat für diese Absorptionsrohre wurde ähnlich, wie der früher 
beschriebene, nur etwas geräumiger gebaut, wobei die an beiden Enden GG (siehe Fig. 5) 
hinwegragenden Abtheilungen mit Gyps gefüllt wurden, sodass in der Mitte nur ein schmaler 
verticaler Schlitz zum Durchgang für die Lichtstrahlen nachblieb. Das Thermoelement wurde 
in diesem Fall neben dem Ansatzrohr G ohne Schutzhülse hineingeführt und von Aussen mit 
Gyps befestigt und isoliert. Aus der Fig. 5 ist ihre Aufstellung gleichfalls ersichtlich, wo 
man sich anstelle der Abtheilung AB als Ansatzstück von G einen verticalstehenden, cylin- 
drischen Theil nach der Art der unteren Abtheilung E sich zu denken hat, wobei der obere 
Thermostat FF in der Figur symmetrisch zu stehen kommt. Die Zubereitung der Portion 
des luftfreien Bromes geschah vollständig in der oben bei den mit Glasröhren angestellten 
Versuchen beschriebenen Weise, indem hier das Röhrchen mit dem Bromquantum durch die 
untere Verengerung von F hineingeführt, die Luft mit der Quecksilberluftpumpe entfernt und 
das Rohr darauf an der engen Stelle des Halses unterhalb E abgeschmolzen wurde. 
1) Je nachdem man bei 1250° C. 8 = 5,1041 oder S = 4,6953 annimmt. 
