102 
Forst В. Galitzin und J. Wilip. 
raturen, wo die Durchlässigkeit schnell abnimmt, und erschwert im höchsten Maasse die 
visuelle Messung der Breite der Linien. Doch finden sich unter der grossen Anzahl Linien 
einzelne, die von uns als «stark» oder «deutlich» bezeichnet sind, die eine directe Ausmessung 
wohl zulassen. 
Wir haben auch an einer Linie, die besonders scharf und dunkel im Spectrum hervor¬ 
tritt, eine Probe gemacht und dabei eine sehr befriedigende Übereinstimmung mit Messun¬ 
gen nach der photographischen Methode gefunden. 
Die Vorrichtung zu solchen Messungen wurde folgendermaassen hergestellt. Eine 
Säule von einem Kathetometer mit Millimetertheilung wurde horizontal an einem stämmi¬ 
gen, dreifüssigen Gestell für Ablesefernrohr und Scala befestigt. Dieses Gestell besass an 
den Füssen Stellschrauben mit feinem Gewinde zum beliebigen Heben und Senken, sowie 
Neigen des Apparates. 
An dem Schlitten der Kathetometersäule, welcher eine Zahnführung hatte, wurde oben 
horizontal ein Mikroscop von einer Theilmaschine angebracht, in welches anstelle der ur¬ 
sprünglichen Linse ein Objectiv von einem Reickert’schen Mikroscop eingesetzt war, um die 
zu unserem Zweck passendste Vergrösserung herzustellen, da das ursprüngliche Mikroscop 
der Theilmaschine eine viel zu bedeutende Vergrösserung besass, so dass die Ränder der 
Spectrallinien dermaassen unscharf aussahen, dass eine genaue Einstellung sehr erschwert 
war. Auf diese Weise erreichten wir gerade die für unseren Zweck günstigste Vergrösse¬ 
rung 15 bis 16. 
Das Mikroscop hatte selbst eine Zahnführung zur Erreichung der richtigen Distanz 
beim Einstellen auf das Object und war mit einer Ocularmikrometerschraube ausgestattet, 
die, mit einer kunderttheiligen Trommel versehen, hinter dem Ocular einen ï aden und zu¬ 
gleich ein spitzwinkliges Fadenkreuz hin- und herbewegte, so dass man beim Messen nach 
Bedarf das eine oder das andere benutzen konnte. Der Werth eines Theilstrichs der Trommel 
wurde nach einem Vergleichsmaassstab bestimmt, wobei 707 Trommeltheile 3 mm. ent¬ 
sprachen, was für einen Trommeltheilstrich die Zahl 0,00424 mm. liefert. 
Diese beschriebene Vorrichtung wurde auf dem stämmigen Tisch, auf den sich die 
Camera des Spectrographen aufstützte, aufgestellt und in solch’ eine Lage gedreht, dass die 
Axe des Mikroscopes der Tubusaxe des Spectrographen parallel wurde. Durch eine der¬ 
artige Einrichtung war die Möglichkeit geboten, das Mikroscop in jeden Bereich des Spec- 
trums zu bringen und scharf einzustellen. Beim Messen selbst machte man mit Vorliebe 
von dem Fadenkreuz Gebrauch, welches eine schärfere Einstellung auf die Ränder der Linien 
gestattete, als der verticale Faden. 
Es wurde die sehr scharfe Absorptionslinie X = 5592,61 (siehe \ in der Tabelle IX) 
bei verschiedenen Temperaturverhältnissen ausgemessen und zwar mit dem Rohr I (Dichte 
0,00130) und IT (Dichte 0,00070). Die Versuche wurden mit Г begonnen. 
Es war dieses ein Rohr, in welchem mit blossem Auge bei Zimmertemperatur kein 
flüssiges Brom entdeckt werden konnte, das Spectrum sah aber oft bei dieser Temperatur 
