Spectroscopische Untersuchungen. 
103 
so undeutlich aus, wie wenn sich an den inneren Wänden geringe Spuren der Flüssigkeit 
condensiert hätten, daher wählte man als Anfangstemperatur eine höhere, ungefähr 100° C., 
wo die Linien sehr scharf ausfielen. x ) Begnügt man sich bei jeder Temperatur nur mit je 
einer Ablesung, so ist es schwer, über die Verschiedenheit der Breite ein Urtheil zu fällen, 
da mitunter einzelne Ablesungen für verschiedene Temperaturen gleich ausfallen. Macht 
man aber für jede Temperatur eine beträchtliche Anzahl von Bestimmungen, so fällt das 
Mittel bei höherer Temperatur immer grösser aus. Es wurden daher für jede Temperatur 
gewöhnlich 10 Messungen gemacht und begnügte man sich nur in wenigen Fällen mit fünf, 
wenn die Zahlen besonders gut übereinstimmten. 
Die erste Beobachtungsreihe ist in der folgenden Tabelle XII zusammengestellt, wo 
im letzten Versuch die Einstellung auf beiden Seiten der Linie von Hell auf Dunkel ge¬ 
schah, während man bei allen übrigen Messungen in gleicher Richtung einstellte. Aus dem 
Grunde sind dort die Breiten kleiner ausgefallen, da der todte Gang der Schraube hinzu¬ 
kommt. 
Tabelle XII. 
Temperatur 
des 
Gitters. 
Temperatur 
des Brom¬ 
dampfes. 
Breite 
in Trommel¬ 
theilen. 
Breite 
in А. E. 
Verbreite¬ 
rung 
in Ä. E. 
Anzahl 
der 
Messungen, 
16;588C. 
92,5 C. 
14,75 
0,26 
0,03 
10 
16,590 
380,0 
16,24 
0,29 
10 
16,670 
102,5 
14,50 
0,26 
0,04 
5 
16,700 
397,5 
17,20 
0,30 
5 
16,765 
109,0 
13,17 
0,23 
0,07 
10 
16,844 
17,005 
17,022 
375,0 
102,0 
375,0 
16,88 
9,35 
12,46 
0,30 
0,06 
10 
8 
10 
Die zweite Beobachtungsreihe geschah mit dem Rohr von geringerer Dichte IT 
(Dichte 0,00070), wobei die möglichst geringe, gerade noch zulässige Spaltbreite verwendet 
wurde, bei welcher noch die Helligkeit bei derartigen Messungen ausreichte (7,5 Theile der 
Trommel am Spalt). Diese Messungen sind in der folgenden Tabelle XIII zusammengestellt. 
1) Für dieses ßohr ist t c — 15° C. (Siehe die Tabelle VII auf S. 22). 
