106 
Fürst В. Galitzin und J. Wilip. 
Anmerkung . Die visuellen Messungen wurden vollständig mit derselben Aufstellung 
ausgeführt, wie die photographischen Aufnahmen, indem mit Hülfe einer verticalstehenden 
Cylinderlinse eine helle Lichtlinie auf den Spalt geworfen wurde. Nur fiel jetzt zur Ver- 
grösserung der Lichtstärke das zuweilen angewandte Farbenfilter aus Kaliumbichromatlösung 
fort. Um für eiue grössere Anzahl solcher Linien und für noch höhere Temperaturen Mes¬ 
sungen anzustellen, müsste eine stärkere Lichtquelle benutzt werden, oder es könnte die 
Lichtlinie durch Einschalten einer zweiten Linse vor dem Spalt verkürzt werden, wodurch 
eine bedeutend grössere Lichtstärke erzielt werden könnte. 
12 . 
Verschiebung der Emissionslinien des Queeksilber- 
dampfes beim Durchgang durch eine absorbierende 
gasförmige Brom- oder Jodsehicht. 
Bei Gelegenheit unserer Untersuchungen über das Absorptionsspectrum des Broms sind 
wir auf eine interessante Erscheinung gestossen, nämlich die, dass die Emissionslinien des 
Quecksilberdampfes in einer Arons’chen Lampe, beim Durchgang der Strahlen durch eine 
absorbierende gasförmige Bromschicht, ihre Lage im Spectrum etwas verändern. Wir haben 
daher diese Frage einem speciellen Studium unterworfen, dessen Resultate in diesem § 
mitgetheilt sein mögen. 
Bei diesen Versuchen war die Aufstellung der einzelnen Theile des Apparates genau 
dieselbe, wie bei der Untersuchung des Absorptionsspektrums des Broms, nur war anstatt 
der früher erwähnten Kohlenbogenlampe eine Aron’sche Lampe verwendet. 
Man Hess die Strahlen durch ein Absorptionsgefäss mit Bromdampf (Glasgefäss № I', 
mittlere Dichte 0,00130) hindurchgehen und photographierte das Spectrum des Quecksilber¬ 
dampfes bei Zimmertemperatur des Bromdampfes und nachher beim Erwärmen desselben 
um etwa 500° C. Eine genaue Betrachtung der erhaltenen photographischen Platten unter 
dem Microskop erwies eine kleine Verschiebung einiger der erhaltenen Quecksilberlinien. 
Diese Verschiebung ist allerdings sehr klein, aber durch Vermehrung der Anzahl der 
einzelnen Messungen kann man ziemlich zuverlässige Mittelwerthe bekommen, um desto 
mehr, da die Emissionslinien im Allgemeinen ein viel schärferes Aussehen auf der photo¬ 
graphischen Platte haben, als die Absorptionslinien des Bromdampfes. Bei diesen Beobach¬ 
tungen versuchte man die Expositionszeiten bei niedriger und hoher Temperatur des Brom¬ 
dampfes so zu regulieren, dass die Stärke der Quecksilberlinien auf der photographischen 
Platte möglichst gleich ausfiel. 
Auf diese Weise wurden die grüne Quecksilberlinie X y == 5460,99 und die zwei gelben 
Linien \j 2 = 5769,82 und Xq == 5790,91 untersucht. 
