Spectroscopische Untersuchungen. 
107 
Ausser diesen Aufnahmen mit Bromdampf wurde eine Anzahl von Versuchen mit Jod¬ 
dampf ausgeführt, die ebenfalls eine Verschiebung der Quecksilberlinien ergaben. 
Man wäre zunächst wohl geneigt zu glauben, dass die beobachtete Verschiebung der 
Quecksilberlinien auf eine etwaige Verschiebung oder Deformation des cylindrischen Ab¬ 
sorptionsrohres zurückzuführen wäre. Wir haben deshalb folgenden Controllversuch ausge- 
fuhrt. Das Absorptionsgefäss wurde geöffnet und der Bromdampf durch Luft ersetzt und 
alsdann zwei Aufnahmen, wie in den früheren Fällen, gemacht und zwar bei niedriger und 
hoher Temperatur. In diesem Fall ergab sich keine merkliche Verschiebung der Queck- 
silberlmien, folglich erwies sich die eben ausgesprochene Vermuthung als unzutreffend. 
Es wäre aber noch denkbar, dass die beobachteten Verschiebungen der Quecksilber¬ 
linien auf eine etwaige Erwärmung des Spaltes bei den Versuchen zurückzuführen wären. 
Um diese Frage aufzuklären, wurde folgender Versuch angestellt. 
Die von der Arons’schen Lampe ausgehenden Strahlen wurden durch ein Absorptions¬ 
gefäss mit Joddampf geschickt, welches fortwährend bei Zimmertemperatur blieb. Es wurden 
dann drei Aufnahmen gemacht. (Platte № 251). 
Die erste entsprach einer Temperatur t, = 18;65 C. bei dem Spalt. Alsdann wurde 
der Spalt künstlich erwärmt bis zu der Temperatur t 2 = 25°50 C. und dann die zweite 
Aufnahme gemacht. Schliesslich wurde der Spalt bis zu der Temperatur т 8 = 19°58 C. 
abgekühlt und eine dritte Aufnahme vorgenommen. 
Es ergab sich dabei folgendes Resultat. Bei Erwärmung des Spaltes tritt eine Ver¬ 
schiebung der Quecksilberlinien auf, aber diese Verschiebung ist immer negativ, d. h. zur 
Seite der kleineren Wellenlängen und zwar ist im zweiten Fall die Verschiebung für 
1° C. kleiner als im ersten, wo der Spalt erwärmt wurde. Dieser Umstand lässt sich wohl 
dadurch erklären, dass beim Abkühlen die verschiedenen Theile des Spectrographen um den 
Spalt herum noch nicht die vom Thermometer angezeigte Temperatur angenommen haben. 
Es ergaben sich aus diesen Versuchen im Mittel folgende Wertlie für die negative 
Verschiebung der Quecksilberlinien für eine Temperaturerhöhung des Spaltes um 1° C. 
bei Erwärmung g = — 1,09 
» Abkühlung dj = — 0,50. 
Diese Zahlen sind in Trommeltheilen unseres Mikroscopes angegeben, wobei für einen 
Trommeltheilstrich des Mikroscopes die Werthe gelten 
für \ g = 5460,99 Ä. E. 0,0106 Ä. E. 
» = 5769,82 » 0,0102 » 
» \ = 5790,91 » 0,0102 » , 
also entspricht ein Trommeltheil des Mikroscopes rund 0,01 Ä. E. 
Die beobachteten Verschiebungen für 1° C. sind also sehr gering. 
14* 
