12 
Д. А. СМИРНОВЪ. 
день по солнцу. Особенно много времени шло на опредѣленіе наклоненія, если даже всѣ 
части прибора оказывались сразу въ исправности: это обусловливалось, конечно, слож¬ 
ностью сборки составныхъ частей его, сложностью установки гальванометра и, главное, 
необходимостью при сборкѣ нѣкоторыхъ регулировокъ. Въ обычныхъ случаяхъ безъ осо¬ 
беннаго труда перечисленныя наблюденія, и даже въ большемъ количествѣ, оканчивались 
за 1% рабочихъ дня. 
II. Приборы и инструменты, служившіе въ путешествіяхъ, ихъ постоянныя и поправки. 
Перечислимъ сперва инструменты, служившіе для вспомогательныхъ измѣреній раз- 
паго рода. 
Анероидъ Gerl. К° 1226 , принадлежавшій про«і>. Капустину, и анероидъ Boelau 
передъ поѣздками сравнивались съ барометромъ Физическаго кабинета, изученъ былъ и 
температурный коэффиціентъ, при чемъ анероидъ Gerl, оказался вовсе безъ температурной 
ошибки; въ 1901 году его не брали. Было получено: 
Для весны 1900 г. 
поправка Gerl. № 1226 — 2.16 
mm mm 
» Boelau ■+■ 3.7 — 0.03 f 
Для весны 1901 г. 
mm mm Q 
поправка Boelau 3.9 — 0.03 t 
Термометръ-пращъ Ф. Мюллера № 98, которымъ я исключительно пользовался для 
опредѣленія температуры воздуха, имѣлъ поправки меньше 0.1. 
Термометръ теодолита Тильда (ТѴ-) сравненъ былъ однажды съ № 98, и разница 
между ними оказалась 
№ 98 — W = 0?15. 
Впрочемъ, такъ какъ всѣ наблюденія дѣлались съ тѣмъ же термометромъ W, то 
конечно поправокъ къ нему не было надобности вводить. Этотъ термометръ былъ раздѣ¬ 
ленъ только до 36° С. и въ 1901 году при сильной жарѣ, когда яіцикъ, въ которомъ нахо¬ 
дился и термометръ, постоялъ на солнцѣ, термометръ лопнулъ 1 ). Замѣненъ онъ былъ запас¬ 
нымъ термометромъ П., взятымъ отъ одного изъ приборовъ Физическаго кабинета. Срав¬ 
ненія этого термометра дали: 
при 16° П — № 98 = 0?85 | 
» 24° П — № 98 = 0.80 > П —№98 = 0?87. 
» 26° П —№ 98 = 0.95 ; 
1) Въ палаткѣ часто наблюдалось -+- 33°, на ст. Макушинѣ, позднѣе, было і- 38°. 
