МАГІІИНХЫЯ И АСТРОНОМИЧЕСКІЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ. 
15 
живается система съ отклоняющимъ магнитомъ; кромѣ того, середина горизонтальной оси 
зам енена большимъ кольцомъ, такъ что цапФы приходятся на продолженіяхъ одного изъ 
діаметровъ кольца. Кольцо служитъ, во-первыхъ, для того, чтобы не мѣшать коробкамъ 
сь магнитами при ихъ установкѣ въ центрѣ теодолита, во-вторыхъ, чтобы къ нему навин¬ 
чивать малую трубу съ зеркальнымъ освѣщеніемъ окулярной шкалы для визированія на 
зеркало магнита и на миру, и, въ третьихъ, для помѣщенія въ этомъ кольцѣ мѣднаго кольца 
сь индукціонной катушкой, служащей для опредѣленія магнитнаго наклоненія. Поэтому для 
отсчетовъ угла наклона индуктора служитъ тотъ же вертикальный кругъ, что и для астро¬ 
номическихъ наблюденій. 
1 лавный магнитъ въ большомъ домикѣ, поставленномъ въ центрѣ теодолита, служитъ 
для опредѣленія склоненія и времени колебанія магнита. При опредѣленіи угла отклоненія 
ілавный магнитъ укрѣпляется въ томъ я;е домикѣ, не вынимая магнита, перпендикулярно 
къ первоначальному положенію, и весь домикъ разными сторонами по очереди надѣвается 
на концы горизонтальной оси теодолита, въ то время какъ въ центрѣ его ставится другой 
домикъ съ вспомогательнымъ магнитомъ и сильнымъ мѣднымъ демФеромъ; для наведенія 
на этотъ магнитъ (по Ламону) служитъ та же малая труба съ окулярной шкалой. Такимъ 
образомъ отклоненіе производится только съ одного разстоянія, и полученіе горизонталь¬ 
на! о напряженія въ абсолютной мѣрѣ невозможно, хотя бы по трудности опредѣленія 
разстоянія между магнитами. 
Для наблюденія токовъ, получающихся въ индукторѣ, при опредѣленіи наклоненія 
служитъ гальванометръ системы Розенталя, у котораго демФированіе первоначально было 
воздушное х ); гальванометръ ставится на особую подножку съ шаровымъ уровнемъ, которая 
устанавливается на отдѣльномъ штативѣ. 
Изь этого краткаго описанія теодолита видно, насколько онъ отличается отъ болѣе 
ранняго типа походныхъ приборовъ того же автора, напримѣръ, отъ прибора, бывшаго 
въ распоряженіи В. X. Дубинскаго при его магнитныхъ наблюденіяхъ въ Западномъ 
Край ). Отъ самаго же послѣдняго типа приборовъ, описаннаго въ послѣдней указанной 
выше работѣ, нашъ теодолитъ отличался только слѣдующими деталями: главный магнитъ 
у нашего теодолита подвѣшивается не на особой оправѣ, въ которой онъ можетъ вра¬ 
щаться вокругъ своей оси 1 2 3 ), а посредствомъ двухъ шпилекъ внизу и вверху магнита. 
Кромѣ того, оба домика въ нашемъ экземплярѣ устанавливаются на съемномъ конусѣ, кото¬ 
рый другимъ своимъ, также коническимъ концомъ вставляется въ углубленіе, находящееся 
въ серединѣ теодолита. Наконецъ, гальванометръ Розенталя въ поздиѣйшихъ экземплярахъ 
замѣнялся уже давно болѣе практичнымъ гальванометромъ Вейса. 
1) ІІроФ. Капустинъ устроилъ мѣдный демФеръ, замѣнивъ костяныя катушки мѣдными. 
2) Н. Wild. «Instrument für erdmagnetisclie Messungen und astronomische Ortsbestimungen auf Reisen» 
Rep. für Meteor. B. 16, № 2. 
3) Въ описанныхъ экземплярахъ это вращепіе при опредѣленіи склоненія дѣлается механически, не 
касаясь магнита руками 
