18 
Д. А. СМИРНОВЪ. 
пожелать, чтобы она достигалась безъ напрасной потери времени и труда, напримѣръ, при 
уменьшенныхъ, болѣе удобныхъ размѣрахъ, но лучшихъ качествахъ прибора. 
4) Такъ называемые оптическіе ноніусы оказываются непрактичными, вслѣдствіе 
измѣнчивости значенія ихъ дѣленій, о чемъ говоритъ и Г. И. Вильдъ 1 ). ПроФ. Капустинъ 
замѣтилъ постоянное ихъ измѣненіе (впослѣдствіи, казалось, это зависѣло отъ нагрузки 
теодолита) и вмѣсто того, чтобы каждый разъ регулировать микроскопы, опредѣлялъ, 
какому значенію равнялось дѣленіе ноніуса. Позднѣе онъ умышленно уменьшилъ чув¬ 
ствительность ноніусовъ въ іу а раза; въ 1901 году я уменьшилъ ее даже въ 2 раза, такъ 
что очень часто въ ноніусахъ оказывалось не по одной, а по двѣ совпадающихъ черточки, 
которыя и можно было отсчитывать обѣ: ихъ разность давала цѣну ноніуса; но особой 
табличкѣ отсчеты переводились йотомъ на минуты и секунды дуги. Такъ какъ дѣленіе 
горизонтальнаго лимба = Н/, то при нѣкоторыхъ измѣреніяхъ я даже вовсе отказывался 
отъ ноніусовъ, беря отсчеты на глазъ до у , 0 дѣленія, т. е. до У. Затрудненія заключались 
также въ относительной темнотѣ этихъ «оптическихъ» ноніусовъ, ночью же освѣщеніе 
свѣчею было недостаточно. 
5) Въ нѣкоторыхъ частяхъ теодолита оказались признаки желѣза 2 ): въ вилкѣ арре¬ 
тира, находящейся всегда подъ самымъ магнитомъ, и въ объективной части оправы малой 
трубы, черезъ которую дѣлается наведеніе на магнитъ. 
Вліяніе арретира, по крайней мѣрѣ, возможность перемѣннаго его вліянія на магнитъ, 
парализовалось установкой арретира передъ каждымъ наведеніемъ и при наблюденіи вре¬ 
мени качанія въ перпендикулярное къ магниту положеніе. Разница въ склоненіи при арре¬ 
тирѣ параллельномъ магниту и перпендикулярномъ къ нему была однако меньше О.'З. Вліяніе 
арретира яснѣе обнаруживалось при наблюденіяхъ времени качанія магнита. Особое изслѣ¬ 
дованіе въ кабинетѣ Университета дало слѣдующія времена колебанія Т при различныхъ 
положеніяхъ арретира: 
Арретиръ параллельно . . . 
» » ... 
Арретиръ перпендикулярно 
» » 
Арретиръ параллельно . . . 
» » ... 
Арретиръ перпендикулярно 
12 л 50 ж _р. при 16?64 
ЗГ4373 
1 0 
16.61 
4374 
1 21 
16.85 
3.4457 
32 
16.75 
4467 
1 50 
16.79 
3.4386 
2 1 
16.79 
4397 
2 12 
16.66 
3.4465 
2 24 
16.60 
4463 
трубы, 
установленной 
издали, среді 
туда колебаній была около 1?1, такъ что поправка къ безконечно-малой амплитудѣ была бы 
около — OtOOOl. Въ среднемъ 
1) «Theodolith für ...» ]. с. 165 стр. 
2) Ѳ. Я. Капустинъ. «Опредѣленіе магнитныхъ элементовъ въ г. Томскѣ» 1. с. 
