МАГНИТНЫЯ И АСТРОНОМИЧЕСКІЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ. 
19 
при арретирѣ параллельномъ, для 1б?70 Т =34382 
при арретирѣ перпендикулярномъ, для 16.71 Т= 3.4463 
Уменьшеніе Т при арретирѣ, параллельномъ магниту, указываетъ па увеличенное 
напряженіе магнитнаго поля въ этомъ случаѣ, такъ какъ вліяніе сравнительно большаго дек¬ 
ремента въ этомъ положеніи арретира само по себѣ дѣйствовало бы на Твъ другую сторону 
Сейчасъ же послѣ этихъ измѣреній была навинчена труба теодолита Вильда, и при 
перпендикулярномъ положеніи арретира получено для 16?64 Г=3?4447, такъ что, неви¬ 
димому, малая труба теодолита также оказываетъ нѣкоторое вліяніе на магнитное поле 
около теодолита. 
Позднѣе мы остановимся на томъ, какое вліяніе должно имѣть на надежность резуль¬ 
татовъ содержаніе въ инструментѣ желѣза, теперь же укажемъ, что мы всегда опускали 
арретиръ какъ можно ниже и отводили его въ перпендикулярное къ магниту положеніе, 
кромѣ тѣхъ случаевъ ошибокъ, которые отмѣчены въ журналѣ и поэтому исключены вовсе’ 
а также случаевъ ошибокъ, оставшихся можетъ быть совсѣмъ незамѣченными. 
6) Стекло въ передней крышкѣ главнаго домика, черезъ которое визируютъ на маг¬ 
нитъ, оказалось отшлифовано не планпараллельно, поэтому наведенія на миру нужно было 
производить также черезъ это стекло. Разница, впрочемъ, при наведеніи на миру черезъ 
стекло или безъ стекла была невелика, около О.'З. 
Надо упомянуть еще, что, въ виду вреднаго дѣйствія даже слабаго вѣтра на гальва¬ 
нометръ Розенталя и на результатъ работы съ индукторомъ, т. е. на искомое наклоненіе, 
штативъ гальванометра былъ сильно укороченъ, такъ что наблюденія приходилось дѣлать 
сидя на землѣ. Казалось также болѣе удобнымъ распредѣлить всѣ составныя части теодо¬ 
лита Вильда въ трехъ ящикахъ вмѣсто одного, что позволяло легче производить сборку 
теодолита въ условіяхъ полевыхъ наблюденій. Наконецъ, на основаніи своего опыта могу 
рекомендовать непремѣнно закрывать чѣмъ-нибудь сквозное отверстіе, просверленное вдоль 
всей горизонтальной оси, со стороны астрономической трубы 1 ): черезъ это отверстіе внутрь 
трубы проникаютъ не только пыль, но и насѣкомыя, что было очень непріятно потому, что 
паутинки, натянутыя въ окулярѣ трубы въ видѣ креста, дважды подвергались сильнѣй¬ 
шей опасности 2 ). 
1) Но такъ, чтобы конецъ горизонтальной оси оставался вполнѣ свободенъ для точнаго упора на стекла 
домика при его надѣваніи. J 1 
2) Въ 1900 г. въ г. Нарымѣ, при наблюденіи солнца В. В. Виноградовымъ, въ Фокусѣ трубы появи¬ 
лось огромное изображеніе насѣкомаго; опасаясь, что нити будутъ порваны, я отвинтилъ объективъ трубы 
откуда и вылетѣлъ небольшихъ размѣровъ слѣпень. Нити остались цѣлы. Въ 1901 г. нѣсколько разъ при 
ночныхъ наблюденіяхъ употреблялась, какъ полагается для освѣщенія поля трубы, призмочка, вставляемая 
въ описанное выше отверстіе горизонтальной оси; одинъ разъ я, вѣроятно, забылъ послѣ того закрыть отверстіе 
бумажкой и на станціи Чернорѣченской, наводя астрономическую трубу на миру, замѣтилъ, что на мѣстѣ креста 
нитеи напутана цѣлая сѣть ихъ неправильнаго очертанія; крестъ нитей, къ которому приплетена была паутина 
тоже былъ деформированъ. Оказалось, что въ трубу забрался наученъ. При чисткѣ окулярной сѣтки крестъ 
нитеи сильно ослабъ, одна нить совершенно отвисла; ее я оборвалъ и, не располагая никакимъ пригоднымъ 
