20 
Д. А. СМИРНОВЪ. 
III. Астрономическія наблюденія, пріемы измѣренія и вычисленія. 
Астрономическія наблюденія нс составляли прямой нашей дѣли, а имѣли главнымъ 
образомъ вспомогательный характеръ для вычисленія магнитнаго склоненія; наблюденія 
касались опредѣленія мѣстнаго времени, широты мѣста и азимута миры и въ большинствѣ 
случаевъ дѣлались но солнцу. 
Въ 1900 году рабочимъ хронометромъ служили часы Waltham’a, безъ секунднаго 
боя, которые но сигналу наблюдателя отмѣчались помощникомъ, В. Виноградовымъ; 
въ 1901 году всегда употреблялся хронометръ Эриксона, ставившійся на ящикъ теодолита 
такъ, что бой его былъ хорошо слышенъ наблюдателю. 
Теодолиты въ путешествіи устанавливались на своихъ штативахъ, ипогда (особенно 
теодолитъ Гильдебранда) прямо втыкаемыхъ въ землю, но чаще предварительно вбивались 
въ уровень съ землей широкіе колья, на которыхъ выдавливались затѣмъ углубленія, соот¬ 
вѣтствующія остріямъ ножекъ штатива. Варьируя длину кольевъ (отъ У а до 1 аршина) 
въ зависимости отъ грунта, можно достичь очень прочной устойчивости приборовъ. Въ виду 
того, что мира иногда была близко, для установки теодолита (или двухъ теодолитовъ въ 
въ 1900 г.) каждый разъ точно на тотъ же центръ, въ серединѣ вбивался четвертый колъ, 
также вровень съ землей, на которомъ можно было очень точно отмѣчать карандашомъ 
центръ теодолитовъ по отвѣсу, привѣшенному къ центральному стержню штативовъ х ). Отъ 
солнца приборъ обыкновенно защищался зонтомъ или крышей палатки. Въ случаѣ перемѣн¬ 
ной облачности, когда приходилось дѣлать наведенія на солнце то съ краснымъ стекломъ, то 
вовсе безъ него, чтобы не прерывать наблюденія, была очень удобна призма теодолита 
Гильдебранда со сдвижнымъ краснымъ стекломъ. Въ аналогичныхъ случаяхъ при работѣ 
теодолитомъ Вильда приходилось вынимать красное стекло вовсе и пользоваться ручнымъ. 
Такъ какъ облачная погода, когда условія прозрачности неба очень мѣняются, когда при¬ 
ходится пріостанавливать наблюденія, и когда края солнца бываютъ сильно размыты, вообще 
вредитъ качеству наблюденія, то въ общихъ таблицахъ, даваемыхъ далѣе, это обстоя¬ 
тельство оговаривается въ примѣчаніяхъ. 
Опредѣленія мѣстнаго времени , т. е., вѣрнѣе, поправки хронометра къ мѣстному вре¬ 
мени, дѣлались и по звѣздамъ и но солнцу помощью измѣренія зенитныхъ разстояній свѣ¬ 
тилъ вблизи перваго вертикала. Всѣ остальные способы опредѣленія времени въ путе¬ 
шествіяхъ значительно теряютъ свои преимущества, если большой точности не требуется, 
какъ бываетъ при путешествіи съ спеціальной цѣлью магнитныхъ измѣреній; по условіямъ 
матеріаломъ, кромѣ шелка, отдѣлилъ тончайшее волокно его и натянулъ на старое мѣсто; концы были при¬ 
крѣплены шеллакомъ. Новая нить оказалась немного толще старой, и сѣтка была поставлена такъ, что новая 
нить стала служить вертикальной; солнечные лучи, какъ оказалось, шелка не пережигали. 
1) При замѣченномъ сильномъ смѣщеніи теодолита отъ требуемаго положенія можно было, измѣряя 
отклоненіе отвѣса, вычислять поправку на «центрировку» теодолита, когда ею нельзя было пренебречь. 
