НѢСКОЛЬКО ОПРЕДѢЛЕНІЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДІАЦІИ ВЪ Г. ТОМСКѢ, 
5 
ихъ, замѣнить неизвѣстпыя Т и Т ох алгебраическими Функціями t съ наивѣроятнѣйшими 
коэффиціентами, чтобы для каждаго t значенія Функцій наименѣе уклонялись отъ наблю¬ 
денныхъ (вѣроятныя ошибки въ отсчетахъ Т все время одинаковы) *). 
Изъ разложеній 
T n =A + Bt- л -CP -t-Df -н _ 
т ох = K-*-Lt+ же -і- w -і-_ 
можно вычислить время t, когда Т н — Т ох , и затѣмъ одновременныя скорости V и U. 
Этотъ расчетъ можно упростить, а чтобы при наблюденіяхъ участить отсчеты тем¬ 
пературъ и, притомъ, не затрудняться одновременными отсчетами обоихъ термометровъ, 
ихъ можно наблюдать по очереди. Такъ какъ охлажденіе въ воздушной средѣ обыкновенной 
упругости при небольшихъ избыткахъ температуръ весьма близко выражается показатель¬ 
ной Функціей, интерполированіе по параболѣ гораздо выгоднѣе вести прямо по Ід наблю¬ 
денныхъ Т. 
Такимъ образомъ вопросы о томъ, какой законъ лучше выражаетъ охлажденіе тѣла 
въ приборѣ, и насколько близокъ къ дѣйствительности законъ Ньютона или другіе, для 
прямой задачи актинометріи устраняются, и мы будемъ имѣть не только всѣ данныя для 
расчета радіаціи, но каждое наблюденіе будетъ давать болѣе или менѣе приближенно дѣй¬ 
ствительный законъ охлажденія. 
Допущенія, которыя надо было сдѣлать, какъ мы видѣли, оставляютъ гораздо больше 
свободы для примѣненія на дѣлѣ такого метода сравнительно съ другими динамическими 
методами (легко, напримѣръ, показать, что, въ случаѣ примѣненія двухъ термометровъ, 
они могутъ бытъ не одинаковыми , т. е., возвращаясь къ обозначеніямъ въ ур. стр. 3, 
с х ф с 2 и q 1 Ф д 2 ), но, какъ уже сказано, только простота прибора и вычисленій оправды¬ 
вала бы попытку примѣненія новаго способа наблюденій. 
Въ дальнѣйшемъ мы покажемъ, что простѣйшій расчетъ скоростей U и V даетъ иногда 
удовлетворительные результаты, теперь же разсмотримъ, какія затрудненія являются при 
употребленіи термометровъ во всѣхъ динамическихъ способахъ измѣренія. 
Уже а priori можно судить объ ошибкѣ, которую обусловливаетъ стеклянная оболочка 
термометра, если вспомнить, что радіація измѣряется суммой U-t-V для момента, когда 
температуры тѣлъ равны. Дѣйствительно, на самомъ дѣлѣ, когда показанія термометровъ 
dT 
сдѣлались равными , скорость нагрѣванія одного соотвѣтствуетъ скорости (при этомъ 
притокъ тепла отъ солнца не зависитъ отъ температуры поверхности тѣла, восприни¬ 
мающей лучи) но потеря тепла, которая происходитъ съ этого термометра, не равна по¬ 
терѣ въ тотъ же моментъ другого, охлаждающагося, хотя этотъ послѣдній и давалъ бы 
1) Для вычисленій очень удобны упрощенныя Формулы, которыя даны прОФ. Д. И. Менделѣевымъ 
на основаніи общихъ пріемовъ П. Чебышева интерполированія по способу наименьшихъ квадратовъ: см. 
приложеніе къ «Опытному изслѣдованію колебанія вѣсовъ». Спб. 1898 года. 
