8 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
или болѣе правильно обѣ скорости Ü и V расчитывать для момента, когда 
Т —Т =4 Q- 
ох п sic 45 
Пользуясь затѣмъ закономъ охлажденія Ньютона, по которому 
dT 0X __ hs_ ,rp _ rr\ 
dt с "ох сП 
гдѣ h — внѣшняя теплопроводность (по прежнему h = ■—) и — температура среды, 
имѣемъ 
д dT 0X 
“ dt ' 
lis д rji _ lis Qd __ hd Q * 
с c sk к c ’ 
поправка 
д« = 
dT 0X _ hd Q 
dt 
к c 
Такимъ образомъ вмѣсто 
Q_ / dT n dT n7 \ 
c \ dt dt JT H =T 0X 
имѣемъ, прибавляя поправку A 
Q 
c ’ 
Q / d T„ d Т пг Л 
c \ dt dt )T n —T ox 
hd~\ 
tJ» 
t. e. вліяніе оболочки термометра исключается поправочнымъ множителемъ 
зависящимъ отъ толщины оболочки d , отъ ея теплопроводности к и отъ внѣшней теплопро¬ 
водности 1г. Понятно, что отношеніе 4 можетъ быть опредѣлено эмпирически, беря плоское 
стекло разной толщины и опредѣляя потерю тепла черезъ него по сравненію съ опредѣлен¬ 
нымъ матеріаломъ; при этомъ неточность допущеній и результатовъ не имѣетъ значенія, 
такъ какъ ошибка въ 20—30°/ 0 въ опредѣляемой величинѣ не повліяетъ замѣтно на по¬ 
правку для большинства термометровъ. 
Для подсчета величины поправки 
1 
м 
к 
возьмемъ приближенныя числа, относящіяся къ термометру Бодена № 15130; по дан- 
