10 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
перепишутся такъ: 
Q = + -T c )-f -h(8r—)(T H -y H -T') 
0 = c d -^^hs(T cx -y ox -T c ). 
Подставивъ подобно предыдущему 
*=|е-т (Т„-Т с ), »„=t(T h -TJ и У, х = %(Т ох -Т') 
и раздѣливъ оба ур. на 
0 -¥). 
имѣемъ: 
в = «(і+т )r +fe ( T . -Щ 
0 = с (і-Т У-ТГ^( Т о*-Т')> 
т. е. уравненія отличаются отъ начальныхъ лишь множителемъ 
. ы 
1 х 
при теплоемкости термометра; можно сказать, что вліяніе оболочки ведетъ къ тому, что 
при динамическихъ методахъ наблюденія термометровъ, если пользоваться отсчетами ихъ, 
водяное значеніе ихъ какъ бы уменьшается , и потому для подсчета обмѣна тепла, напр. 
при актинометрическихъ измѣреніяхъ, надо увеличивать теплоемкость, найденную изъ ста¬ 
ціонарныхъ измѣреній, множителемъ 
Это заключеніе, очевидно, будетъ справедливо въ общемъ случаѣ, когда при перемѣнномъ 
тепловомъ состояніи тѣла за мгновенную температуру берутъ температуру въ одной изъ 
внутреннихъ точекъ его, а источникъ перемѣннаго теплового состоянія его находится 
снаружи; поправка дойдетъ до значительныхъ размѣровъ при меньшей внутренней тепло¬ 
проводности тѣла. Извѣстно, напримѣръ, что «методъ охлажденія», примѣнявшійся нѣкото¬ 
рыми авторами для опредѣленія теплоемкостей твердыхъ и жидкихъ тѣлъ (по сравненію съ 
