16 
Д. СМИРНОВЪ. ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ РАДІАЦІИ ПОМОЩЬЮ ТЕРМОМЕТРОВЪ И 
Но написанный выше интегралъ дастъ 
т ( 1 -*-т?)> 
если ограничиваться третьей степенью — въ разложеніи, т. е. дастъ всегда величину больше 
С 
Я 
искомой - въ отношеніи 
С 
При 
— = т = 0 . 2 
у нашего термометра, такимъ образомъ слѣдуетъ скинуть около 
^ = 0 . 7 % 
изъ разсчитанной но вышеприведенному способу суммы 
U-+- Ѵ-л-МГ. 
Приводимъ нѣсколько наблюденій радіаціи, разсчитанныхъ по точнымъ Формуламъ и 
по сейчасъ указанному простѣйшему способу. Нумера въ первомъ столбцѣ соотвѣтствуютъ 
таблицѣ наблюденій въ Томскѣ, помѣщенной ниже. 
4 мая 1901 г. 
По ТОЧНОЙ Формулѣ. 
U -нѴ-нДи 
Разность въ °/ 0 . 
№ 181 
1.621 
1.635 
— 0.9 % 
182 
1.646 
1.655 
— 0.6 
186 
1.628 
1.634 
— 0.4 
187 
1.660 
1.668 
— 0.5 
188 
1.628 
1.644 
— 1.0 
190 
1.619 
1.632 
— 0.8 
Среди. —0.7 °/ 0 
Беремъ примѣръ изъ инструкціи Любославскаго х ); для т получаемъ величину 
т = 0.23, 
1) «Актинометрическія наблюденія приборомъ Віолль-Савельева», стр. 10; приложеніе къ Мет. Вѣстн. 
1902 года. 
